263 
Bulletin  physico  -mathématique 
261 
führlicher  Beobachtungsreihen,  auf  ein  genaues  Maass  redu- 
cirt  und  zu  dem  Zweck  eine  Correctionstabelle  entworfen,  die 
sich  bis  auf  Ablenkungen  von  60°  erstreckt;  auch  habe  ich 
die  Richtigkeit  dieser  Tabelle  mehrfach  geprüft,  allein  da  die 
im  Folgenden  anzuführenden  Versuche  und  die  aus  ihnen  her- 
geleiteten Folgerungen  der  Art  sind , dass  sie  wahr  bleiben, 
wenn  auch  die  Correctionen  nicht  völlig  genau  sind,>so  glaube 
ich  dass  es  hier  nicht  der  Ort  ist  hierauf  ausführlicher  einzu- 
gehen und  die  Versuche , auf  welchen  die  Berichtigung  des 
Multiplicators  gegründet  wurde,  ausführlich  anzuführen;  ich 
erwähne  nur  nochmals,  dass  die  in  dem  folgenden  angegebe- 
nen Stromstärken  nach  der  Tabelle  corrigirt  sind  und  also  als 
genau  anzusehn  sind.  Ich  werde  diesen  Multiplicator  den 
Sch  weigger’schen  nennen  und  mit  (S)  bezeichnen,  während 
der  Nervandersche  durch  (N)  angedeutet  werden  soll.  Der 
Multiplicator  (5)  ist  von  (N)  durch  seine  bei  weitem  grössere 
Empfindlichkeit  unterschieden  ; vermittelst  einer  mühevollen 
Untersuchung,  die  aber  hier  auseinanderzuselzen  von  keinem 
Nutzen  sein  würde,  hatte  ich  ermittelt,  dass  der  Multiplicator 
(5)  450  mal  empfindlicher  als  (N)  sei,  d.  h.  dass  ein  Strom, 
der  (N)  um  1°  ablenkt,  455  mal  geschwächt  werden  müsste, 
wenn  er  an  ( S ) ebenfalls  1°  Ablenkung  geben  sollte.  Ich 
nehme  indessen  für  (S)  den  Strom  als  Einheit  an,  welcher  die 
Nadel  desselben  um  1°  ablenkte;  die  Einstellung  der  Nadel 
konnte  bis  auf  2 Minuten  beobachtet  werden. 
Ehe  ich  aber  an  die  beabsichtigten  Beobachtungen  ging, 
musste  ich,  um  eine  genaue  Einsicht  in  alle  Umstände  zu  er- 
langen, welche  auf  die  durch  die  Störer’sche  Maschine  er- 
regten Inductionsströme  von  Einfluss  sind, — die  Widerstände 
der  Inductionsspiralen  dieser  Maschine  für  alle  4 Verbin- 
dungsarten bestimmen.  Dieses  geschah  auf  die  gewöhnliche 
Weise,  indem  ich  einen  constanten  galvanischen  Strom  durch 
die  Inductionsspiralen  hindurch  liess,  denselben  vom  Multi- 
plicator (N)  mass  und  dann  statt  der  Spiralen  meinen  Agome- 
ter  substituirte  ; auf  diese  Weise  erhielt  ich  folgende  Wider- 
stände, bei  denen  der  constante  Widerstand  des  für  alle  Ver- 
bindungsarten gebrauchten  Verbindungsdraths  schon  mit  ein- 
gerechnet ist: 
Widerst.  d.Inductionsspir.  f.  Verbind.  1...  1,15  Agometerwind. 
2.. .  3,47 
» » » 3...  7,23 
4. . .29. 11 
Als  ich  die  Störer’sche  Maschine  mit  dem  Multiplicator  (S) 
in  Verbindung  setzte,  so  ergab  sich  sogleich,  dass  die  durch 
sie  erregten  Ströme  viel  zu  stark  waren;  die  Nadel  wurde  so- 
gleich bis  auf  90°  fortgeschleudert.  Ich  musste  also  durch 
Vergrösserung  des  Widerstandes  die  Ablenkungen  innerhalb 
der  Grenzen  der  Ablenkungen  zwischen  0 und  G0°  zu  bringen 
suchen.  Um  dieses  auf  eine  Weise  zu  erreichen,  welche  mir 
gestattete  die  Grösse  der  eingeschalteten  Widerslandes  genau 
zu  kennen,  construirte  ich  mir  den  foldenden  Apparat:  auf  8 
Marmorcylindern  von  3 Durchmesser  wurde  ein  feinesSchrau- 
bengewinde  geschnitten  und  in  dasselbe  ein  Neusilberdratl» 
spiralförmig  aufgewunden;  da  der  Widerstand  jeder  dieser  8 
Spiralen  viel  zu  gross  war,  um  mit  dem  Agometer  verglichen 
werden  zu  können,  so  wurde  derselbe  theilweise  bestimmt, 
indem  ein  Tasterapparat  an  2 Stellen  der  Spirale  angedrückl 
und  auf  diese  Weise  eine  beliebige  Anzahl  von  Windungen 
in  die  galvanische  Kette  eingeschaltet  wurde.  Eine  auf  diese 
Weise  von  einem  Ende  der  Spirale  bis  zum  andern  fortschrei- 
tende Messung  gab  , nach  Summirung  der  einzelnen  Wider- 
stände, den  Widerstand  jeder  der  8 Spiralen  und  deren  Sum- 
me wiederum  den  Widerstand  des  ganzen  Widerstand  - Sy- 
stems. Dieses  System  war  in  einen  Kasten  eingelassen,  aus 
dem  nur  die  Enden  der  Spiralen  hervorragten,  so  dass  eine 
beliebige  Anzahl  derselben  verbunden  werden  konnte  und  dass 
ich,  mit  Hinzufügung  einer  9ten  ähnlichen  Spirale,  alle  Wi- 
derstände zwischen  den  Grenzen  0 und  4800  Agometerwin- 
dungen  zusammensetzen  und  messen  konnte. 
Es  ergab  sich  nun,  dass  wenn  ich  den  Strom  mittelst  der 
magneto-electrisehen  Maschine  auf  den  Multiplicator  (S)  ein- 
wirken lassen  wollte,  ich  ausser  dem  Widerstand  der  Ma- 
schine selbst  und  den  Widerstand  des  Multipticators  =7,13, 
noch  einen  Widerstand  von  G746,14  einschalten  musste,  um 
Ablenkungen  zwischen  0 und  Gö°  zu  erlangen;  dieses  giebt  im 
Ganzen  einen  Widerstand  = G753,27  ausser  dem  Widerstand 
der  Inductionsrollen.  Gegen  diesen  grossen  Widerstand  kann 
der  Widei’stand  der  Inductionsrollen,  der  selbst  bei  der  Ver- 
bindung G nach  dem  Obigen  nur  29,11  beträgt,  vernachlässigt 
werden  und  man  kann  also  annehmen,  dass  hier  bei  allen  4 
Verbindungsarten  der  Widerstand  der  Ketten  immer  derselbe 
ist,  d.  h.  man  kann  annehmen,  dass  die  Stromstärken  den 
elect romotorischen  Kräften  unmittelbar  proportio- 
nal sind.  Der  Multiplicator  (S)  dient  also  auf  ähnliche  Weise 
wie  der  von  Fechner  gebrauchte  Multiplicator  von  sehr  viel 
Windungen,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  hier  der  grös- 
ste Theil  des  Widerstandes  nicht,  wie  bei  Fechner,  dem 
Multiplicatordrath  selbst  angehört,  sondern  dem  eingeschal- 
teten Widerstandsysteme. 
Die  Versuche  mit  dem  Multiplicator  wurden  ganz  in  der 
Art  angestellt,  wie  bei  der  Wasserzersetzung,  die  Anzahl  der 
Umdrehungen  sind  auch  hier  unmittelbar  an  der  Umdrehungs- 
ave gemessen.  Die  folgenden  4 Tabellen  enthalten  die  gewon- 
nenen Resultate;  auf  welche  Weise  die  dritte  und  vierte  Co- 
lumme  erhalten  worden  sind,  wird  weiter  unten  erläutert 
werden. 
