3 
Bulletin  physic 
Die  wichtigste  Fehlerquelle  ist  indessen , wie  ich  mich  später 
überzeugt  habe , die  Unvollkommenheit  der  Berührung  zwi- 
schen der  Bolle  und  dem  schraubenförmig  aufgewundenen 
Drathe,  wodurch  eine  Unsicherheit  herbeigeführt  wird,  die 
sich  um  so  fühlbarer  macht , je  geringer  der  Widerstand  der 
ganzen  Kette  ist.  Der  Einfluss  dieses  zwischen  gewissen  Gren- 
zen sich  haltenden  constanten  Fehlers,  verschwindet  natürlich 
bei  der  Messung  grösserer  Widerstände  mehr  und  mehr,  bei 
denen  es  denn  auch  gelingt,  vermittelst  dieses  Yolt'agometers 
eine  Genauigkeit  von  etwa  0,002  zu  erreichen.  Will  man 
electromotorische  Kräfte,  nach  der  von  mir  selbst  früher  an- 
gewandten Wheatston’schen  Methode,  durch  das  Volt’ago- 
meter  und  eine  Bussole  messen,  für  welche  das  Gesetz  der 
Intensitäten  nicht  bekannt  ist,  so  ist  besondere  Vorsicht  und 
Berücksichtigung  des  erwähnten  Umstandes  noting,  weil  bei 
diesen  Messungen  nur  die  Differenzen  der  Widerstände  in 
Rechnung  gebracht  werden.  Man  gerälh  hierbei  nicht  selten 
in  Widerspruch  mit  der  anderweitigen  Forderung,  nur  mit 
möglichst  geschwächten  Strömen  zu  operiren,  um  die  electro- 
motorische  Kraft  einer  Hydrokelte  in  ihrer  ursprünglichsten, 
von  elektrochemischen  Processen  unabhängigsten  Stärke  zu 
erkennen. 
1 44. 
Obgleich  der  vielfach  beschriebene  Wheatston’sche 
Rheostat  (Poggendorff  s Annalen  Bd.  62  p.  509)  keine  Con- 
tactrolle  hat,  wie  unser  Volf  agometer,  so  ist  er  dennoch  dem 
Nachtheile  einer  unvollkommnen  Berührung  zwischen  dem 
Drathe  und  dem  Metallcy linder  unterworfen,  ein  Nachtheil, 
der  um  so  grösser  ist,  je  weniger  man  es  wagen  darf,  den 
beide  Parallelcylinder  schraubenförmig  umgebenden  Drath, 
straff“  anzuspannen.  Ausserdem  bietet  die  Construction  dieses 
Instruments  manche  technische  Schwierigkeiten,  und  das  Ar- 
beiten damit  manche  Unbequemlichkeiten  dar,  in  deren  Aus- 
einandersetzung hier  nicht  eingegangen  werden  kann.  Eine 
Prüfung  des  Instruments  auf  seine  Genauigkeit  ist,  so  viel 
ich  weiss,  bis  jetzt  nicht  vorgenommen  worden.  Meist  hat 
man  sich  desselben  nur  als  Regulator  bedient,  um  die  Con- 
stanz  des  Stromes  zu  erhalten,  oder  in  solchen  Fällen,  wo  es 
nicht  erforderlich  war,  den  Widerstand  der  Windungen  des 
Rheostaten  genau  zu  kennen.  Die  Messungen,  welche  Herr 
Wheatston  selbst  damit  angestellt  hat,  machen  keine  An- 
sprüche auf  Genauigkeit. 
145. 
Der  Poggendorffsche  Widerstandsmesser  *)  ist,  was 
die  Innigkeit  der  Berührung  betrifft,  voilkommner  als  die  bei- 
den vorher  erwähnten  Instrumente.  Messungen  des  Wider- 
standes ein  und  derselben  Drathlänge,  die  zu  verschiedenen 
Zeiten  angestellt  worden  waren  und  die  mir  Herr  Poggen- 
dorff  brieflich  initgetheilt  hat,  lassen  in  Bezug  auf  ihre  Ue- 
bereinstimmung  nichts  zu  wünschen  übrig.  Indessen  ist  wohl 
das  Arbeiten  mit  diesem  Instrumente  unbequem  und  die  ge- 
0 - MATHEMATIQUE  j 
naue  Einstellung  desselben  zeitraubend.  Ob  durch  das  wie- 
derholte Einklemmen  des  Drathes  zwischen  den  beweglichen 
Messingklammern  nicht  mit  der  Zeit  seine  Dimensionen,  und 
somit  die  Werthe  an  einzelnen  Stellen  verändert  werden, 
muss  die  Erfahrung  lehren. 
146. 
Das  Quecksilber  -Volt’  agometer,  dessen  Beschreibung 
ich  hier  mittheile,  gewährt  eine  grosse  Genauigkeit  und  ist 
den  Nachtheilen  der  andern  drei  erwähnten  Instrumente  nicht 
unterworfen.  Ich  ging  bei  der  Construction  desselben  von  dem 
Gesichtspunkte  aus,  dass  es  eigentlich  überflüssig  ist,  einem 
solchen  Instrumente  einen  grossen  Umfang  zu  geben,  indem, 
wie  ich  schon  früher  gezeigt  habe,  man  durchaus  nicht  vor- 
weg annehmen  darf,  dass  gleich  lange  Stücke  eines  und  dessel- 
ben Drathes  auch  einen  gleichen  Widerstand  besitzen.  Eine 
sorgfältige  Prüfung  der  einzelnen  Theile  nnd  Entwerfung  ei- 
ner Correctionstabelle  ist  also  unumgänglich  nöthig,  und  eine 
solche  Prüfung  muss  sogar  von  Zeit  zu  Zeit  wiederholt  wer- 
den, um  sich  zu  vergewissern,  dass  keine  Veränderungen  vor- 
gefallen sind.  Die  berechneten  wirklichen  Werthe  statt  der 
geometrischen  Längen  in  Rechnung  zu  bringen,  ist  allerdings 
eine  Unbequemlichkeit,  der  man  jedoch  gewiss  nur  in  sehr 
wenigenFällen  überhoben  sein  dürfte.  Mit  demQuecksi Iber- 
Volt  agometer  wird  nun  der  Widerstand  einer  gewissen 
Anzahl  Drathlängen  gemessen,  die  als  Normalwiderstände  die- 
nen und  die  innerhalb  des  Umfanges  des  Instruments  liegen. 
Durch  Summation  dieser  auf  das  genauste  bestimmten  Grös- 
sen erhält  man  dann  das  Maass  für  alle  grossem  Widerstände. 
147. 
Die  Fig.  1 und  2 der  beifolgenden  Tafel  geben  die  Fronl- 
und Seitenansicht  des  Quecksilberagometers.  Dasselbe  besteht 
aus  2 bis  zum  Rande  mit  Quecksilber  gefüllte  Glasröhren  ab 
und  cd,  in  welche  zwei  an  einem  Messingbügel  eg  befestigte 
Platindrälhe  ef  und  gh,  vermöge  einer  Schraube  ilt  mehr  oder 
weniger  tief  eingesenkt  werden  können.  Die  Schraube,  welche 
ein  dreifaches  Gewinde  von  ungefähr  3/20"  Steigung  hat, 
ruht  unten  auf  einer  Spitze,  ist  aber  von  einem  Halsbande 
umgeben  und  wird  durch  eine  Kurbel  l in  Bewegung  gesetzt. 
Mit  dem  Messingbügel  eg  ist  die  bewegliche  Schraubenmutter 
p und  eine  mit  einem  Vernier  oder  Zeiger  versehene  federnde  j 
Hülse  q verbunden,  welche  längs  der  eingetheilten  Scale  rs  j 
auf-  und  nieder  gleitet. 
148. 
Da  bei  der  Zusammensetzung  dieses  Instruments  Scalen  und 
Schrauben,  die  früher  zu  andern  Zwecken  gebraucht  worden 
waren,  angewandt  sind,  so  haben  diese  Theile  nicht  die  zweck- 
massigste  Einrichtung  und  einige  Mängel,  die  sich  indessen  in 
der  Folge  leicht  beseitigen  lassen.  Die  Scale  seihst  ist  in  l/20 
engl.  Zoll  eingetheill  und  der  Schieber  hat  keinen  Ver- 
nier, sondern  nur  einen  feinen  Zeiger,  so  dass  Zehntel  dieser 
Eintheilung  also  1/200  Zoll  geschätzt  werden  müssen,  wozu  es 
übrigens  nicht  einmal  eines  besonders  geübten  Beobachters 
*)  Ann.  i)2,  p.  oll. 
