0 
de  l’Academie  de  Saint-Pétersbourg. 
bedarf.  Hier  würden  also  bekannte  mierometriscbe  Einrich- 
tungen Anwendung  finden  können , um  was  die  geometrische 
Maassbestimmung  betrifft,  jede  gewünschte  Genauigkeit  zu  er- 
reichen. Die  Bestimmung  der  Leitungswiderstände  indessen 
ist  schon  bei  den  gegenwärtigen  Einrichtungen  so  genau,  als 
es  das  Bediirfniss  der  Galvanometrie  ei’heischt. 
149. 
In  die  obere  Oeffnung  der  Quecksilberröhren  tauchen  zwei 
Platindräthe  t,  t,  welche  mit  den  beiden  dicken  Kupferdräthen 
w,  u , die  bis  zu  den  Klemmschrauben  v , v,  herunterreichen, 
verbunden  sind.  Durch  diese  Klemmschrauben  wird  das  Sy- 
stem von  veränderlicher  Länge  feg/i  in  den  übrigen  Theil  der 
Kette  eingeschaltet;  ww  sind  messingene  Hülsen,  die  zum 
Schutze  der  Glasröhren  dienen.  Auf  demselben  Gestelle  sind 
zwei  solcherQuecksilber-Volf  agometer  angebracht,  was 
viel  Bequemlichkeit  darbietet,  indem  zu  manchen  Untersu- 
chungen doppelte  Exemplare  dieses  Instruments  erforderlich 
sind. 
Î50. 
Der  angewandte  Platindralh  ist  0"0355  dick  und  die  Glas- 
röhren haben  0,35  im  Durchmesser.  Für  jeden  Zoll  Platin- 
drath  also  der  aus  dem  Quecksilber  gehoben  wird,  sinkt  das 
Niveau  desselben  nahe  zu  um  0^01.  Da  aber  zugleich  hier- 
durch der  Zuleitungsdrath  t von  Quecksilber  entblösst  wird, 
so  ist  für  jeden  Zoll,  der  an  der  Scale  abgelesen  wird,  die 
wirkliche  Länge  des  Platindraths  = p02.  Diese  Correction 
muss  daher  überall  angebracht  werden,  wo  sie  nöthig  ist, 
d.  h.  da,  wo  absolute  Maassbestimmungen  gemacht  werden 
sollen.  Sind  aber  alle  Widerstände,  die  man  in  Rechnung 
bringt,  mit  diesem  Quecksilber-Volt’agometer  vergli- 
chen, so  kann  man  sich  dieser  Correction  überheben,  weil 
dieselbe  eigentlich  nur  die  Bedeutung  hätte,  als  ob  der  Pla- 
tindrath  Statt  des  Widerstandes  1 den  Widerstand  1,02  be- 
sässe.  Im  Uebrigen  lässt  sich  der  Einfluss,  den  der  Stand  des 
Quecksilbers  hat,  auf  ein  Minimum  reduciren,  wenn  man 
dem  obern  Theile  der  Glasröhre  eine  beträchtliche  Erweite- 
rung giebt. 
Î5L 
Da  der  Platindrath  nicht  dick  genug  ist,  um  eine  gehörige 
Steifigkeit  zu  besitzen,  so  sind  die  Glasröhren  oben  mit  einem 
dünnen  Elfenbeiuplättchen  bedeckt,  welches  eine  Oeffnung 
hat,  durch  welche  der  Drath  hindurch  geht,  und  welches  so 
gewissermassen  als  Führung  dient. 
152. 
Das  Quecksilber,  dessen  ich  mich  in  diesem  Apparate  be- 
diente, war  nach  der  Methode  des  Herrn  Ul  ex  ( Mitlheilungen 
aus  den  Verhandlungen  der  nalnrivissenschaf fliehen  Gesellschaf f in 
Hamburg  1848  pag.  74)  durch  Eisenchlorid  gereinigt  worden. 
Diese  Methode  ist  sehr  zu  empfehlen,  denn  obgleich  dieses 
Quecksilber  schon  Jahre  lang  im  Gebrauch  ist,  so  ist  es  doch 
immer  an  der  Oberfläche  vollkommen  spiegelblank  geblieben, 
ohne  sich  mit  einem  Häutchen  bedeckt  zu  haben.  Eine  öftere 
6 
wo 
Reinigung  des  Platindraths  von  dem  darauf  heftenden  Staube 
ist  indessen  nöthig,  wozu  ich  mich  gewöhnlich  der  Zinnasche 
bediene.  Ich  befürchtete  anfänglich,  das  Quecksilber  könne 
durch  die  Länge  der  Zeit  eine  amalgamirende  Einwirkung  auf 
das  Platin  ausüben.  Die  Uebereinstimmung  der  zu  verschie- 
denen Zeiten  wiederholten  Messungen,  so  wie  das  Aussehn 
des  Platindraths  zeigen,  dass  diese  Befürchtung  ohne  Grund 
war. 
153. 
Frägt  man  nun  nach  der  zweckmässigsten  Art  und  Weise, 
w ie  Leitungswiderstände  zu  messen  seien,  so  ist  die  Wahl  un- 
ter den  drei  verschiedenen  Methoden,  die  sich  uns  darbieten, 
allerdings  nicht  gleichgültig  und  von  Bedingungen  abhängig, 
die  hier  umständlicher  zu  discutiren  Gelegenheit  genommen 
wird.  Vor  allen  Dingen  aber  müssen  wir  bemerken,  wie  es 
von  der  grössten  Wichtigkeit  ist,  bei  diesen  Messungen  immer 
nur  möglichst  schwache  Ströme  anzuwenden,  um  eine  Erwär- 
mung der  Dräthe  zu  vermeiden,  die  nicht  nur  zu  einer  bedeu- 
tenden Veränderung  des  Leitungswiderstandes,  sondern  auch 
zur  Erzeugung  von  thermoelectrischen  Strömen , an  den  Ver- 
bindungsstellen, wo  verschiedene  Metalle  in  Contact  kommen, 
Veranlassung  geben  würde.  Ein  sonderbarer  Fall  kommt  bei 
den  Messungen  vor,  die  vermittelst  der  Art.  78  ( Bulletin  T.  VI 
No.  2 u.  3)  beschriebenen  Differentialbussole  angestellt  wer- 
den. Sind  nämlich  die  Paralleldräthe  des  Multiplicators  und 
die  darin  eingeschalteten  Widerstände  genau  aequilibrirt,  so 
bleibt  bekanntlich  die  Nadel  auch  unter  Einwirkung  des  ge- 
teilten galvanischen  Stroms  im  magnetischen  Meridiane  ste- 
hen, auch  behält  sie  diese  Lage,  wenn  die  Kette  geöffnet  wird. 
Sobald  man  aber  die  Kette  wieder  schliesst,  tritt  nicht  immer, 
aber  sehr  häufig,  ein  anfänglicher  Ausschlag  der  Nadel  ein, 
der  mitunter  Î2  bis  15  beträgt,  der  aber  nicht  hindert,  dass 
die  Nadel  nach  einigen  Schwingungen  in  ihre  Gleichge- 
wichtslage wieder  zurückkehrt.  Besonders  stark  scheint  die- 
ser Ausschlag  zu  sein,  wenn  die  aequilibrirten  Dräthe  in  ih- 
rer Qualität  oder  in  ihren  Dimensionen  sehr  verschieden  sind, 
auch  wird  er  viel  bedeutender,  wenn  man  die  Multiplicator- 
dräthe  hintereinander  verbindet  und  die  Kirchhof  sehe  oder 
Whea  tstone  sche  Drathcombination,  auf  die  wir  später  zu- 
rückkommen werden,  einschaltet,  tim  die  Nadel  im  magneti- 
schen Meridiane  festzuhalten.  Obgleich  ich  mir  Vorbehalte, 
diese  Erscheinung  in  der  Folge  näher  zu  studiren,  so  scheint 
es  mir  doch , sie  jetzt  schon  durch  thermische  Einflüsse  er- 
klären zu  können.  Die  Erwärmung  der  Dräthe  nämlich,  so 
gering  wie  sie  auch  sei,  bringt  immer  eine  Veränderung  ihres 
Leitungswiderstandes  hervor,  von  der  es  wahrscheinlich  ist, 
dass  sie  bei , in  Dimensionen  oder  Qualität  verschiedenen 
Dräthen,  wrenn  sie  auch  gleichen  Widerstand  besitzen,  zur 
Erreichung  ihres  Maximums  auch  eines  verschiedenen  Zeit- 
verlaufs bedarf.  Thermoelectrische  Ströme  scheinen  hierbei 
nicht  wirksam  zu  sein,  weil  sich  sonst,  auch  beim  Oeffnen  der 
Kette,  eine  Ablenkung  zeigen  müsste,  was  aber  nicht  der 
Fall  ist. 
