85 
DE  l'Académie  de  saint-Pétersbourg. 
86 
stellt.  Der  Druck  des  Wassers  auf  die  Kugel  defg  pflanzt 
sich  mit  Hülfe  der  Schnur  QU  auf  den  Hehelapparat 
fort  ; um  diesem  Druck  das  Gleichgewicht  zu  halten  , 
muss  an  den  Haken  F ein  hinreichend  grosses  Gewicht 
angehängt  werden.  Bei  dem,  von  mir  schon  gehrauch- 
len,  Wasserhehel  würde  die  Grösse  des  Drucks  für  Ge- 
schwindigkeiten von  0 his  4 fuss  in  der  Secunde  zwi- 
schen 0 und  1024  Grammen  enthalten  seyn  ; so  viel 
müsste  man  also  mit  dem  Hebelapparate  wiegen  können, 
damit  man  Geschwindigkeiten  bis  zu  4 Fuss  messen 
kann.  Um  dies  zu  erreichen  , bediene  ich  mich  zweier 
Gewichte , von  welchen  das  eine  kleinere , womit  his 
zu  80  Grammen  gewonnen  werden  kann  , nur  am  äus- 
sersten  Ende  des  Hebels  angehangen  wird  ; das  zweite 
aber  wird  nach  Umständen  entweder  am  Ende  des  He- 
bels , oder  an  einem  zweiten  näher  an  der  Achse  be- 
findlichen Haken  angehangen  ; die  Scheibe  BCD  hat 
drei  empirisch  bestimmte  Scalen , an  denen  ich  unmit- 
telbar den  Druck  des  Wassers  ahlese.  Eine  Geschwin- 
digkeit von  4 Fuss  in  der  Secunde  ist  für  einen  Strom 
schon  bedeutend,  und  für  die  Wolga  ist  ein  Instrument, 
welches  so  weit  geht,  wohl  ganz  hinreichend  5 ich  fand 
durch  directe  Messung  an  einer  Stelle , wo  der  Strom 
schnell  zu  fliessen  schien,  doch  nur  2 Fuss,  und  in  der 
Elbe  , in  einer  Stromschnelle  noch  nicht  6 Fuss  5 des- 
senungeachtet ^vürde  ich  vorziehen  , das  Instrument  so 
einzurichten  , dass  man  jede  beliebige  Geschwindigkeit 
damit  messen  kann.  Deshalb  schlage  ich  vor,  mehrere  , 
z.  B.  4 Gewichte  P',  P",  P'",  P‘'  zu  gebrauchen  , die 
nach  Bedürfniss  einzeln  an  F (Fig.  1)  angehangen  wer- 
den , der  Zeiger  LM  wird  auf  dem  in  Grade  des  Krei- 
ses getheilten  Bogen  NO  alsdann  anzeigen  müssen,  um 
welchen  Winkel  der  belastete  Hebelarm , von  den  Ver- 
licalen  abw eicht , wenn  zwischen  dem  Druck  des  Was- 
sers und  dem  zur  Drehung  des  Hebels  wirkenden  Kraft- 
moment Gleichgewicht  statt  findet.  Es  sey  a dieser 
Winkel,  Q ein  bekanntes  an  der  Schnur  aufgehangenes 
Gewicht , n der  Durchmesser  der  Rolle  , m die  Länge 
des  Hebelarms , so  hat  man 
nQ  ~ mP'  Sin  a , mithin  — iz  — 
^ ’ « P'Sin  a* 
Diese  Gleichung  gieht  also  ; bestimmt  man  sich  sol- 
cher Weise  zunächst  diese  Grösse  im  Mittel  aus  einigen 
A^ersuchen , so  kann  man  sich  alsdann  mit  — , den  ver- 
n 
schiedenen  Werthen  von  a,  von  0 bis  90”,  und  P',  P'\ 
P"'.  P‘''  leicht  eine  Tafel  berechnen  -,  aus  welcher  man  das 
gesuchte  Q entnimmt.  Dass  hier  eine  Zeigerwage  und 
keine  gewöhnliche  Schnellwage  angewendet  werden  muss, 
wird  Jedem  einleuchten,  der  auch  nur  einmal  auf  schwan- 
kendem Kahn  mit  einem  solchen  Instrumente  A^ersuche 
gemacht  hat , auch  ist  der  Druck  des  Wassers  selten  so 
constant , dass  nicht  der  Zeiger  zwischen  zwei  Grenzen 
hin  und  her  schwankte,  zwischen  welchen  man  das  Mit- 
tel nehmen  muss.  Bezeichnet  -u  die  Geschwindigkeit,  Q 
den  Druck  des  Wassers  auf  die  Kugel,  so  hat  man 
bekanntlich  v ~ in\/ Q , wo  m durch  Erfahrung  zu  be- 
stimmen ist.  Bei  dem  von  mir  gebrauchten  Instrumente 
war  TO  ~ i,  wenn  v in  Par.  Füssen  ausgedrückt  wird; 
bei  einem  A^ersuche  fand  ich  Q ~ 256  Gr.  , mithin 
V ~ 2 Fuss;  directe  Messung  durch  schwimmende  Kör- 
per gab  V ~ 1,86  Fuss  und  v ~ 2,0  Fuss;  hätte  ich 
einmal  Q zz  256  Gr.  und  ein  anderes  mal  Q zz  225  Gr. 
gefunden,  so  würde  das  Instrument  keinen  grössern  Un- 
terschied, als  die  directe  Messung  gegeben  haben.  Dies 
Beispiel  soll  nur  zeigen  , dass  die  Theilung  des  Bogens 
NO  keineswegs  sehr  fein  zu  seyn  braucht , besonders , 
wenn  man  sich  verschiedener  Gewichte  .P',  P"  bedient. 
Ich  kann  hier  jedoch  nicht  verschweigen , dass  ich 
den  eben  beschriebenen  Hehelapparat  nur  als  gezwun- 
genes Auskunftsmittel  angewendet  habe , weil  es  mir 
nicht  gelang,  statt  desselben  eine  Federwage  zu  erhal- 
ten , die  meinen  Ansprüchen  hinreichend  genügt  hätte . 
eine  solche  wäre  für  den  Strommesser  jedenfalls  voi  zu- 
ziehen.  Wie  schon  oben  bemerkt  wurde  , ist  der  Quer- 
schnitt des  Stabes  dort , wo  sich  die  Hülse  S befindet , 
ein  Halbkreis  ; den  Durchmesser  dieses  Halbkreises  UP, 
Fig.  3 , rechne  ich  zu  2|  bis  2 par.  Zoll , grösser  kann 
man  ihn  nicht  w'ohl  nehmen  , weil  sonst  der  Stab  zu 
schwer  und  unbequem  zu  halten  wird  ; sollte  man  nun 
fürchten  , dass  bei  einer  solchen  Stärke  der  Theil,  wel- 
cher S trägt  , leicht  ahbrechen  könnte  , so  kann  man  S 
nach  oben  länger  machen  , damit  diese  Hülse  noch  zum 
Theil  am  stärkern  Theile  des  Stahes  befestigt  wird.  In 
der  Figur  ist  zvsar  nur  eine  Schraube  zur  Befestigung 
von  .S  angegeben,  es  wird  jedoch  gut  seyn,  dieser  Hülse 
zwei  oder  drei  dergleichen  zu  geben  , und  sie  bohrer- 
artig zu  machen  , damit  die  Hülse  vom  Stab  nicht  ab- 
rutschen  kann.  VX^  Fig.  1 , ist  eine  Röhre  , welche  zu- 
gleich die  Drehungsachse  der  Fahne  bildet.  Diese  Röhre 
muss  so  gestellt  seyn  , dass  die  Mittellinie  derselben  ^ 
Zoll , jedenfalls  nicht  weiter  als  l Zoll  , von  dem  Stabe 
entfernt  ist , damit  die  Schnur  nahe  genug  am  Stabe 
hinauf  geht,  urn  nicht  der  Einwirkung  des  fliessenden 
Wassers  ausgesetzt  zu  seyn.  Y ist  eine  Rolle  mit  tief 
eingeschnittenem  Schnurlauf,  welche  sich  möglichst  leicht, 
um  ihre  Achse  dreht  und  so  gestellt  ist,  dass  die  sie 
berührende  Schnur  so  viel  als  möglich  gerade  in  der 
