S7 
Bulletin  physt  co-mat  hématique 
88 
Mille  der  Rohre  F X Imiaufgeht.  Die  Röhren  Z und  Z', 
welche  an  ihren  Rändern  sorgfältig  abgerundet  seyn 
müssen  , damit  sie  die  Schnur  nicht  zerschneiden  , die- 
nen , um  derselben  eine  Führung  in  horizontaler  Rich- 
tung zu 
weit  seyn  , und  besonders  muss  auch  die  Rolle  1 mit 
ihrer  Hülse  gut  gearheitel  werden  , damit  die  Schnur 
nicht  etwa  irgendwo  sich  leicht  einklemmen  kann  5 hei 
den  Versuchen  zieht  man  zuweilen  ein  wenig  an  der 
Schnur  um  sich  zu  versichern,  dass  keine  Einklemmung 
derselben  slattlindet.  Die  Grösse  der  an  der  Röhre  F^X 
befestigten  Fahne , welche  durch  das  Gegengewicht  a 
balancirt  wird  , richtet  sich  nach  der  staltfindendeu  Rei- 
bung ; sie  muss  hinreichend  seyn,  damit  die  Fahne  auch 
bei  sehr  schwacher  Strömung  sich  in  der  Richtung  des 
fliessenden  Wassers  stelle.  Will  man  sich  dagegen  si- 
chern, dass  man  zu  leicht  mit  dem  Instrumente  auf  den 
Grund  aufstösst , so  kann  man  au  der  Hülse  S einen 
Metallstab  bc  anschi'auben  , der  unten  umgebogen  ist  5 
dieser  ist  nicht  hinderlich,  im  Ganzen  aber  überflüssig, 
da  man  ja  in  der  Regel  von  jeder  Geschwiudigkeilsmes- 
sung  erst  eine  Austielüng  voruimmt , also  schon  die 
Tiefe  des  Stroms  , an  der  Stelle , wo  der  Wasserhebel 
gebraucht  werden  soll , vor  seiner  Anwendung  kennt. 
Die  Kugel  defg  Fig.  1 ist  bei  dem  Instrumente  des 
physicalischen  Gabinets  von  Kupferblech  und  mit  Schrot 
so  weit  gefüllt , dass  sie  nur  unmerklich  schwerer  als 
Wasser  ist;  ihr  Durchmesser  ist  4t  par.  Zoll,  doch 
würde  es  für  die  Emplindlichkeit  des  Instruments  besser 
seyn,  sie  etwas  grösser,  etwa  von  5 Zoll  Durchmesser 
zu  nehmen.  Wegen  der  Verschiedenheit  der  Ausdehnung 
des  Kupfers  und  Wassers  hei  einer  Temperaturverän- 
derung  ist  es  nölhig  , dass  man  entweder  das  Gewicht 
der  Kugel , oder  das  A^olumen  bei  constantem  Gewicht, 
gehörig  verändern  kann  ; letzteres  kann  leicht  mit  Hülfe 
der  Verrichtung  geschehen  , welche  Fig.  1 bei  hihi  an- 
gegeben ist.  hi  ist  hier  eine  cylindrische  Büchse,  welche 
sich  in  die  Kugel  einschrauben  lässt  und  wasserdiclit 
schliesst  ; in  derselben  bewegt  sich  dichlschliessend  ein 
kleiner  Cylinder  Ä',  der  durch  die  Schraube  l mehr  oder 
weniger  aus  der  Büchse  herausgeschraubt  werden  kann. 
Die  Rechnung  ergiebt  mit  hinreichender  Genauigkeit , 
dass,  wenn  der  Durchmesser  der  Kugel  5 Zoll  und  der 
des  Cylinders  h i Zoll  beträgt , der  Cylinder  um  i Zoll 
herausgeschraubt  werden  muss  , wenn  man  die  Kugel 
aus  Wasser  von  der  Temjieralur  4®  C.  in  anderes  von 
24®  C.  bringt  ; es  ist  also  hinreichend , dem  Cylinder  k 
und  eben  so  der  Schraube  / eine  Länge  von  1 Zoll  zu 
geben.  In  der  Figur  ist  der  Cylinder  k dem  Stäbchen  a 
geben. 
Die  Rohre  Z besonders  dar!  nicht  zu 
diametral  entgegengesetzt  gezeichnet  ; es  ist  jedoch  bes- 
ser beide  rechtwinklich  gegen  einander  zu  richten.  Die 
Form  der  Kugel  für  den  schwimmenden  Körper  hat 
allerdings  Einiges  für  sich,  doch  vertheuert  eine  kupferne 
Kugel  das  Instrument  sehr , und  w'enn  es  geschehen 
sollte,  dass  bei  einem  Versuche  die  Schnur  zerrisse  und 
die  Kugel  verloren  ginge  , so  wäre  das  Uebel  nicht  ge- 
ring, wenn  man  sich  in  ziemlicher  Entfernung  von  ei- 
ner mechanischen  Werkslätte  behndet.  Deshalb  schlage 
ich  vor  , statt  der  Kugel  sich  runder  oder  quadratischer 
Brettchen  zu  bedienen  , aus  Irocknem  Holze  und  gut 
mit  Firniss  überzogen  , denen  man  einen  Durchmesser 
oder  eine  Seitenlinie  von  etwa  6 Zoll , oder  auch  mehr 
geben  kann.  Fig.  7 stellt  eine  solche  Scheibe  dar;  ÄE 
ist  ein  viereckiger  Messingstab  , der  auf  der  einen  Seite 
der  Länge  nach  einen  kleinen  Ansatz  hat,  der  Fig.  8 
bei  C im  Durchschnitt  zu  sehen  ist,  auf  diesen  Stab 
können  die  Gewichte  Zf,  /,  Af,  Z,  geschoben  und  da- 
durch das  Ganze  so  regulirt  werden  , dass  es  nur  sehr 
wenig  schwerer  als  Wasser  ist  Fig.  8 stellt  ein  Ge- 
wicht dar , AB  ist  ein  Ausschnitt  in  demselben , FG 
(Fig.  8)  entspricht  tG  (Fig  7)  5 der  Ausschnitt  AB  ist 
so  gross,  dass  der  um  AE  Fig.  7 drehbare  Flügel  FG 
leicht  hindurch  geht,  damit  die  Gewichte  vom  Stabe  AE 
leicht  abgenommen  oder  leicht  auf  ihn  aufgeschoben 
werden  können,  ohne  dass  sie  senkrecht  auf  den  Stab 
sich  verschieben  könnten.  Versieht  man  sich  mit  eini- 
gen solchen  Trägern  yj E ^ Fig.  7,  und  denen  dazu  nö- 
thigen  Gew'ichten , so  kann  man  sich  leicht  die  Holz- 
scheibe nach  genauem  Maasse  überall  verschaffen  , wenn 
eine  verloren  gehen  sollte.  O,  N.  M stellen  Haken  dar, 
an  denen  drei  gleich  lange  Schnüre  angebunden  werden, 
die  sich  über  der  Milte  der  Scheibe  vereinigen  , wo  sie 
dann  mit  der  Schnur  ÇZ,  Fig.  1 , verbunden  sind.  Die 
Schnur , deren  ich  mich  bediene , ist  aus  nicht  mehr 
als  vier  Fäden  starker  rother  Nähseide  leicht  gedreht 
und  vorher  wiederholt  ausgedehnt  worden  ; ein  Stück 
derselhen  ist  mit  einem  Ende  an  der  Rolle  des  Hehel- 
a]iparats  befestigt , das  andere  Ende  trägt  einen  kleinen 
Haken  ; in  diesem  wird  beim  Gebrauch  des  Instruments 
der  Haken  der  Hülse  einer  zweiten  Rolle  angehängt , 
auf  welcher  ein  Theil  der  Schnur  aufgewickelt  ist , an 
deren  anderm  Ende  die  Kugel  angebunden  wird.  Die 
letztere  Rolle  ist  leicht  aus  Messing  gearbeitet  und  hat 
einen  Sperrhaken  , damit  sich  die  Schnur  nur  bei  Aus- 
lösung desselben  abwickelt.  Das  Gewicht  der  Rolle  imd 
Schnur  ist  stets  von  dem  Druck  des  Wassers  abzuzie- 
hen ; die  Veränderung  dieses  Gewichts,  welche  daraus 
entsteht , dass  ein  grösserer  oder  geringerer  Theil  der 
