Bulletin  physico-mathématique 
216 
(lie  Meridiaurichlung  gebracht  wird,  indem  ihre  Stellung 
Dralli,  an  welchem  Zeiger  und  Nadel  befestigt  waren, 
deckte;  ausserdem  wurde  der  Zeiger  dem  Kreise  mög- 
lichst genähert  (auf  etwa  0.2"'  , welches  kein  Streifen 
des  Zeigers  zur  Folge  haben  konnte,  weil  die  Fläche 
des  Kreises  genau  horizontal  war.  Da  die  Theilung  des 
Kreises  bis  auf  20  Minuten  ging  und  ein  solcher  Theil 
durch  Schätzung  in  10  Theile  sich  theilen  liess,  so  ist 
die  Genauigkeit  der  Ablesung  2'. 
Man  könnte  nun  noch  fragen,  ob  die  Torsion  des  Auf- 
hängfadens nicht  von  Einfluss  auf  die  Resultate  gewie- 
sen sei,  allein  dieser  Einfluss  ergab  sich  bei  meinem 
Faden  “ 0,  wie  am  besten  aus  den  Berichtigungsver- 
suchen sich  ergehen  wird. 
Ehe  die  V ersuche  zur  Messung  der  Ströme  begannen, 
musste  nun  die  Axe  der  Spirale  zuvor  senkrecht  auf  den 
Meridian  gestellt  werden;  zu  dem  Ende  wurde  ein  star- 
ker Strom,  der  die  Nadel  auf  mehr  als  60°  ahlenkte, 
durch  die  Spirale  hindurchgelassen  und  diese  dann  so 
lange  gedreht,  bis  der  Strom  die  Nadel  ganz  und  gar 
nicht  mehr  ablenkte,  was  mit  grosser  Genauigkeit  ge- 
schehen kann;  dasselbe  geschah  nach  umgekehrtem  Strom 
durch  Drehung  der  Spirale  nach  der  andern  Seite.  Die 
beiden  Stellungen  waren  bei  meinem  Apparate  und  hei 
guter  Centrirung  g(mau  180°  von  einander  abstehend; 
wurde  die  Alhidade  auf  90°  von  dieser  Stellungein  gestellt, 
so  war  die  Axe  der  S[)irale  senkrecht  auf  den  Meridian 
gerichtet,  oder  die  Windungen  des  Draths  waren  dem 
Meridian  parallel.  Diese  Stellung  der  Ströme  vmrde  im 
Beohachtungsjournal  mit:  Normal  Stellung  der  Spirale 
notirt  und  jede  Beobachtung  wurde  mit  Einstellung  auf 
diese  Normalstellung  begonnen. 
Da  es  bei  Beobachtung  der  Ablenkung  bequem  ist, 
wenn  die  Normal  Stellung  der  Nadel  im  Meridian  mit 
0 bezeichnet  ist,  so  habe  ich  an  meinem  Apparate  spä- 
ter den  getheilten  Kreis  mit  seinem  konischen  Axeidager 
in  einem  zweiten  solcher  Lager  drehbar  gemacht;  ein  ho- 
rizontaler Arm  umfasste  die  Axe  des  Kreises  unter  dem 
Brett  AA'  und  dessen  Ende,  also  mit  ihm  auch  der 
Kreis,  konnte  durch  eine  Micrometerschraulie  um  einige 
Grade  gedreht  werden.  Dadurch  konnte  ich  vor  Beginn 
der  Beobachtung  immer  den  0 Punkt  der  Theilung  un- 
ter das  beobachtete  Zeigerende  bringen.  Da  mit  dem 
Kreise  auch  die  Alhidade  und  die  Spirale  sich  mit- 
drehten, so  wird  hierdurch  noch  der  nicht  unbedeutende 
Vortheil  erreicht,  dass  wenn  nur  die  Ströme  ihre  Nor- 
malstellung haben,  selbst  wenn  die  Nadel  durch  Ver- 
rückung des  magnetischen  Meridians  ihre  Einstellung 
ändert,  die  Spirale  doch  immer  wieder  senkrecht  auf 
gegen  das  beobechtete  Zeigerende,  bei  Einspielung  des- 
selben auf  0,  nothw  endig  unverändert  bleiben  muss.  Ich 
füge  noch  zum  Schluss  hinzu,  dass  meine  Bussole  sich 
in  einem  Glasschrank  unter  Schloss  befindet,  der  heim 
Beobachten  zurückgeklappt  werden  kann  und  das  Instru- 
ment völlig  frei  lässt.  Die  Berichtigungen  des  Instru- 
ments fordern  zu  viel  Zeit,  als  dass  man  die  Berichti- 
gungsschrauhen  desselben  einer  unberufenen  Hand  preis- 
gehen sollte. 
Ausser  diesem  Multiplicator  habe  ich  bei  allen  meinen 
Versuchen  einen  Voltagometer  oder  Agometer  des  Hrn. 
Jacohi,  in  der  im  Bulletin  scintific^ue  Tome  X pag. 285 
beschriebenen  Foi’m  angewandt,  und  zwar  in  2 Exem- 
plaren, wovon  das  eine  der  Akademie,  das  andere  der 
hiesigen  Universität  gehört,  und  die  ich  mit  (^i^)und(5) 
bezeichnen  werde.  Dieses  Instrument  ist  für  messende 
galvanische  Versuche  von  der  höchsten  Wichtigkeit  und 
jeder,  der  sich  dessen  bedient,  wird  dem  Erfinder  die- 
ses Hülfsmittels  der  Galvanometrie  Dank  wissen.  Der 
Drath  meines  Agometers  ist  Neusilherdrath;  Messing- 
drath  taugt  nicht  dafür,  w^eil  er  an  der  Luft  und  heim 
Erhitzen  durch  den  Strom  anläuft  und  dadurch  der  me- 
tallische Contact  der  Rolle  gehemmt  wird.  Eine  TVin- 
dung  meines  Agometers  {A)  wird  im  Folgenden  immer 
die  Einheit  des  Leitungswiderstandes  sein.  An  diesem 
Instrumente  (^A)  waren  die  Widerstände  sämmlicher 
Windungen  durchaus  gleich  gefunden  worden.  Da  Vol- 
tagometer mit  Voltameter  leicht  verw^echselt  wird  und 
da  die  Benennung  Agometer  kürzer  ist,  so  werde  ich 
mich  immer  dieses,  auch  schon  von  Hrn.  Jacohi  pro- 
ponirten,  Ausdrucks  bedienen. 
2, 
An  einen  grossen  Vorzug  des  Multiplicators  vor  an- 
dern galvanischen  Messappaiaten , z.  B.  vor  der  Bec- 
querelschen  Wage,  will  ich  hier  noch  in  wenigen  Wor- 
ten erinnern.  Wenn  eine  Nadel  durch  einen  galvani- 
schen Strom  abgeler.kt  wird  und  hei  einem  gewissen 
Ablenkungswinkel  in  Ruhe  kommt,  so  sind  2 Kräfte, 
die  auf  die  Nadel  einwirken,  mit  einander  im  Gleich- 
gewicht, das  Drehungsmoment,  welches  der  Strom  auf 
sie  ausübt  und  das  des  Erdmagnetismus.  Beide  ent- 
halten als  Faktor  die  Stärke  des  eigenen  Magnetismus 
der  Nadel,  so  dass  hei  Construction  der  Gleichung  zwi- 
schen beiden  Drehungsmomenten  dieser  eigene  Magne- 
tismus der  Nadel  aus  der  Gleichung  verschwendet,  ganz 
wie  hei  Ablenkung  des  Gauss’schen  Magnetometers  durch 
