7»07 
Bulletin  PHY  SI  CO -MATHÉMATIQUE 
308 
Gebiauch  be([uemer  zu  machen.  Die  hauptsäclilichsten 
dieser  Aenderungen  sind  folgende: 
î)  Gleich  in  den  ersten  Tagen,  als  ich  den  Kreis 
gebrauchte,  zeigte  sich,  dass  die  beiden  an  den  seitlichen 
Verticalslangen  des  Mikroskopenträgers  angebrachten  Ni- 
veaus ihren  Stand  gegen  die  Verticalachse,  im  Laufe 
eines  Tages,  beträchtlich  änderten.  Am  Vormittage  näm- 
lich waren  die  Blasen  der  beiden  Niveaus  weiter  von 
der  senkrechten  Achse,  die  sich  zwischen  ihnen  befin- 
den, entfernt,  als  am  Naclimittage,  was  ohne  Zweifel 
von  dem  Wechsel  der  Wärme-Strahlung  der  Metallmas- 
sen des  Inslru7uents  herrührt.  Der  Stand  der  Niveaus 
gegen  einander  änderte  sich  in  12  Stunden  zuweilen  um 
18  Secunden;  weit  weniger  änderte  sich  der  Zenithpunct 
des  K reises,  der  auf  das  Mittel  beider  Niveaus  bezogen 
wurde,  indess  kamen  doch  auch  hier  Unterschiede  von 
2 bis  3 Secunden  vor.  Diese  Niveaus  wurden  daher 
ahfifenommen  und  dafür  eines  in  der  Milte  des  Mi- 
O 
kroskopenträgers  angebracht,  welches,  um  es  gegen  die 
Einwirkung  plötzlicher  Temperatur  - Aenderungen  zu 
schützen,  mit  einem  Glaskasten  umgehen  wurde.  Auf 
dieses  Niveau  konnte,  seiner  symmetrischen  Stellung  zum 
Instrumente  wiegen,  die  Wärmesti’ahlung  der  Metall- 
massen fast  gar  keinen  Einlluss  haben , und  es  konnte 
daher  in  Bezug  auf  seine  Stellung  zur  Verticalachse  nur 
sehr  geringen  Veränderungen  im  Laui'e  eines  Tages 
unterworfen  seyn.  Wirklich  stimmen  auch  die  zu  allen 
Tageszeiten  und  bei  verschiedenen  Tempei’aturen  be- 
stimmten Oerter  des  Zeniths  auf  dem  Kreise  sehr  nahe 
unter  einander  überein. 
Auf  die  im  Jahre  1840  angestellten  Beobachtungen 
des  Polarsterns  konnte  die  Veränderlichkeit  der  Niveaus 
keinen  grossen  Einfluss  haben,  da  jede  Beobachtung 
auf  Einstellungen  in  beiden  Lagen  des  Kreises  beruht, 
und  ausserdem  die  Zwischenzeiten  zwischen  den  einzel- 
nen Einstellungen  nur  wenige  Minuten  betrugen. 
2)  Die  südliche  Fussschraube  des  Instruments  erhielt 
einen  gelheilten  Kreis,  mit  dessen  Hülfe  man  der  Blase 
des  Aiveaus,  nachdem  eine  Einstellung  bei  einer  Lage 
des  Kreises  beendigt  ist,  in  der  andern  Lage  des  Krei- 
ses mit  Leichtigkeit  nahezu  denselben  Stand  geben  kann, 
den  sie  vorhin  hatte 5 welches  bekanntlich  noting  ist, 
damit  die  Beobachtungen  von  dem  Werthe  eines  Thei- 
les  des  Niveaus  so  unabbängig  wie  möglich  werden. 
3)  Die  Schlüssel  zu  der  feinen  Bewegung  in  horizon- 
taler und  verticaler  Bichlung,  die  früher  an  Schnüren 
hingen,  erhielten  feste,  am  Instrumente  angebrachte, 
Träger. 
4)  Die  Fläche  des  Würfels,  mit  welcher  das  Fern- 
rohr am  Kreise  liegt,  wurde  etwas  abgeschliffen,  da 
die  Achse  des  Rohrs  einen  Winkel  von  beinahe  4 Mi- 
nuten mit  der  Fläche  des  Kreises  bildete. 
Ausserdem  wmrde  eine  Blende  im  Rohre  angebracht, 
damit  die  Sonne,  während  ihrer  Beobachtung,  in  der 
Nähe  des  Oculars  keinen  Metall -Theil  des  Rohrs  tref- 
fen und  erwärmen  kann. 
s.  2. 
Nachdem  nun  diese  und  einige  minder  wesentliche 
Veränderungen  mit  dem  Instrumente  vorgenommen,  be- 
gann am  11.  März  1842  eine  neue  Reihe  von  Beobach- 
tungen. Im  Laufe  derselben  zeigte  sich  noch  eine  Ei- 
genthümlichkeit  des  Instruments,  die  früher  nicht  er- 
kannt worden  w'ar,  und  die  eine  grosse  Vorsicht  bei 
seinem  Gebrauche  verlangt,  wenn  man  keine  ungenaue 
Beobachtungen  erhalten  will.  Beim  Drehen  des  Verti- 
calkreises  um  seine  Horizontalachsc  vermittelst  der  Mi- 
krometerschraube, die  auf  den  am  entgegengesetzten 
Ende  der  Achse  befindlichen  Einstellungskreis  wirkt, 
entsteht  nämlich  eine  Durchbiegung  der  Speichen  dieses 
Einstellungskreises,  als  Folge  der  Friction  der  Achse  in 
ihren  beiden  Lagern.  Bekommt  das  Instrument  alsdann 
nur  die  kleinste  Erschütterung,  entweder  durch  directe 
Berührung  seiner  Theile,  z.  B.  durch  Windstösse,  oder  | 
durch  eine  geringe  Bewegung  seines  Fundaments,  z.  B.  ' 
wenn  ein  Wagen  bei  der  Sternwarte  vorbei  fährt,  so 
verstellt  sich  der  Kreis  gegen  den  Mikroskopen  träger 
um  eine  halbe  bis  zwei  Secunden.  Dieses  wurde  zum 
Theil  erst  bemerkt,  nachdem  schon  ein  Par  Wochen  i 
mit  dem  Instrumente  beobachtet  worden,  und  ist  wahr-  t 
scheinlich  die  Ursache,  dass  einige  der  ersten  Beohach-  ' 
tungen  dieser  neuen  Reihe  etwas  stärker  abweichen,  als  j 
man  nach  den  w'ahrscheinlichen  Fehlern  erwarten  sollte.  ; ' 
Später  w'urde  eine  Beobachtung,  w'enn  im  Laufe  dersel-  | ,1 
hen  solche  Störungen  eintraten,  nicht  zu  Ende  geführt.  | i 
S-  3.  I 
j 
Ich  werde  zunächst  die  Resultate  der  mit  diesem  In-  | 
slrumente  angestellten  Polarstern -Beobachtungen  mit-  \ 
iheilen.  Es  wird  aber  nöthig  seyn , vorher  im  kurzen  j 
vorzutragen,  wie  das  Instrument  berichtigt  und  gebraucht  j ; 
wurde  und  wie  die  Beobachtungen  reducirt  worden  sind. 
Die  senkrechte  Stellung  der  optischen  Achse  des  Fern- 
rohrs zur  horizontalen  Umdrehungsachse  wurde,  bei  ho-  j 
rizontalcr  Lage  des  Fernrohrs,  mit  Hülfe  zweier  gegen  j; 
einander  gerichteter  Fernröhre  ausgeführt,  von  denen  jj-jj 
