509 
DE  l’Académie  de  Saint-Pétersbourg. 
3î0 
eines  südlich  vom  Kreise,  das  andere  nördlich  aufge- 
stellt  ist. 
Um  den  Faden,  auf  welchem  der  Stern  eingestellt 
wird,  horizontal  zu  bekommen,  berichtigte  ich  ihn  so, 
dass  wenn  ich  ihn  bei  der  Drehung  des  Instruments  um 
die  \ erticalachse  (auf  welche  die  Horizontalachse  vor- 
her senkrecht  gestellt  worden)  längs  dem  Durchschnitte 
zweier  Fäden  des  Collimators  gleiten  liess,  sich  keine 
merkliche  Abweichungen  zeigten.  Dann  wurde  die  Ze- 
nithdistanz des  Durchschnittspunctes  der  Fäden  des  Col- 
limators gemessen,  sowohl  indem  die  Mitte  des  Hoii- 
zontalfadens  des  Verticalkreises , als  auch  zwei  Puncte 
desselben  Fadens,  die  10  Minuten  nach  beiden  Seiten 
von  der  Mitte  abliegen,  darauf  eingestellt  wurden.  Auf 
diese  Art  liess  sich  die  etwa  noch  vorhandene  Neigung 
der  Fäden  bestimmen , und  es  konnte  die  Correction 
berechnet  werden,  welche  an  eine  gemessene  Zenith- 
distanz anzubringen  ist,  w^enn  der  Stern  in  beiden  La- 
gen des  Kreises  nicht  auf  derselben  Stelle  des  Horizon- 
talfadens eingestellt  worden.  Um  diese  Correction  und 
auch  um  den  Fehler  der  optischen  Achse,  der  entsteht, 
wenn  nicht  in  der  Mitte  eingestellt  wird,  bestimmen  zu 
können,  wurde  jedes  Mal  notirt,  w o der  Stern  auf  dem 
Faden  eingestellt  worden;  dazu  dienen  vier  Yerticalfä- 
den.  Es  wurde  übrigens  dahin  gesehen,  dass  beide 
Einstellungen  so  viel  wie  möglich  auf  derselben  Stelle 
des  Fadens  gemacht  wurden,  wenigstens  war  für  den 
Polarstern  nie  eine  Correction  wiegen  Neigung  der  Fä- 
den anzubringen. 
Der  senkrechte  Stand  der  Verticalachse  änderte  sich 
in  der  Richtung  von  Osten  nach  Westen  sehr  w^enig, 
w'urde  aber  an  jedem  Beohachtungstage  untersucht  und, 
wenn  es  nothig  war,  berichtigt. 
Der  Kreis  ist  nicht  ganz  vollkommen  senkrecht  auf 
seiner  Drehungsachse,  was  sich  dadurch  zu  erkennen 
giebt,  dass  man  mit  den  Mikroskopen  nicht  alle  Striche 
des  Kreises  gleich  deutlich  sieht.  Es  wurden  daher,  so 
genau  es  sich  aus  dem  Unterschiede  der  Deutlichkeit 
bestimmen  liess,  die  Striche  des  Kreises  gesucht,  durch 
welche  die  Linie  geht,  in  der  die  Ebene  des  Kreises 
der  Theilstriche  eine  durch  den  Mittelpunct  dieses  Kreises 
gelegte  und  auf  der  Umdrehungsachse  senkrechte  Ebene 
durchschneidet,  und  der  Focus  der  Mikroskope  wurde 
dann  so  berichtigt,  dass  diese  Striche  möglichst  deutlich 
gesehen  wurden. 
S-  4. 
' Zu  d en  Beobachtungen  des  Polarsterns  wurde  immer 
eine  2I5malige  Vergrösserung  angewandt.  Ich  beohach- 
i 
tete  den  Stern  nicht  zwischen  zwei  Horizontalfäden, 
sondern  seine  Bissection  durch  einen  einzelnen  Faden , 
welche , wie  ich  glaube , eine  etwas  grössere  Genauig- 
keit gewährt,  auch  stellte  ich  selten  den  Faden  voll- 
kommen genau  auf  den  Stern  , sondern  meistens  so , 
dass  er  einige  Zehntel  einer  Secunde  davon  ahstand , 
und  der  Stern  sich  ihm  durch  die  tägliche  Bewegung 
näherte , und  wartete  dann  die  Zeit  ah , bis  der  Stern 
mitten  hinter  dem  Faden  war. 
Die  Mikrometerschraube  des  Höhenkreises  wurde  in 
beiden  Lagen  dieses  Kreises  (Kreis  Ost  und  Kreis  West) 
in  derselben  Richtung  gedreht. 
Bei  der  Einstellung  des  Sterns  sowohl , als  auch  hei 
der  Drehung  des  Kreises , um  die  Einstellnng  für  die 
zweite  Lage  zu  bekommen,  wurde  nie  das  Fernrohr  oder 
der  Kreis  berührt;  sondern  die  grobe  Drehung  wurde 
mittelst  vier  Arme  ausgeführt , welche  an  dem  dem 
Kreise  entgegengesetzten  Ende  der  Horizontalachse  an- 
geb i'acht  sind. 
Nach  jeder  Einstellung  eines  Sterns  wurden  immer 
alle  vier  Mikroskope , und  zw^ar  jedes  derselben  zwei- 
mal, ahgelesen,  indem  es  auf  beide  seinen  Nullpunct 
einschliessende  Theilstriche  des  Kreises  gestellt  wurde. 
Den  W^erth  eines  Theils  der  Schraube  am  Mikroskope 
nahm  ich  so  an  , w'ie  er  aus  dem  Abstande  dieser  Stri- 
che , den  die  beiden  Ablesungen  gaben , verglichen  mit 
der  anderw^eitig  bekannten  Grösse  dieses  Abstandes  folgte. 
Auf  solche  xlrt  werden  die  Ablesungen  ganz  unabhängig 
von  den  mit  der  Zeit  oder  der  Temperatur  Statt  finden- 
den Aenderungen  des  Werthes  eines  Schraubenumgan- 
ges. Der  Bequemlichkeit  der  Rechnung  wegen  wurden 
natürlich  die  Mikroskope  so  berichtigt,  dass  sie  für  die, 
zwei  Minuten  betragende,  Entfernung  zweier  Striche  auf 
dem  Kreise  , nahezu  120  Theile  gehen. 
Der  Polax’stern  wurde  bei  jeder  Culmination  in  bei- 
den Lagen  des  Kreises  beobachtet  und  meistens  diei- 
oder  viermal  eingestellt;  nur  zwischen  dem  7ten  Mai 
und  dem  dritten  Juni  1842  machte  ich,  um  Zeit  für 
andere  Beobachtungen  zu  gewinnen,  grösstentheils  nur 
zwei  Einstellungen.  Im  ei’sten  Falle  (hei  3 oder  4 Ein- 
stellungen) wurden,  wenn  nicht  W^olken  es  verhinderten, 
die  erste  und  die  letzte  Einstellung  in  derselben  Lage  des 
Kreises  gemacht,  um  eine  der  Zeit  proportionale  Aen- 
derungim  Instrumente  möglichst  zu  eliminiren.  Im  andern 
Falle,  wenn  längere  Zeit  hindurch  nur  zwei  Einstellungen 
gemacht  wurden,  wechselte  ich  mit  der  Folge  der  Ein- 
stellungen, so,  dass  wenn  ich  an  einem  Tage  mit  Kreis 
Ost  anfing,  ich  am  folgenden  mit  Kreis  West  anting, 
und  umgekehrt.  (Selbst  bei  vier  Einstellungen  wechselte 
