55 
DE  l’Académie  de  Saint-Pétersbourg. 
54 
sich  unser  Mechaniker,  Herr  Girgensohn,  consLruirt 
hat.  um  die  von  ihm  angefeiiigten  astronomischen  und 
physikalischen  Instrumente  mit  einer  möglichst  richtigen 
Theilung  zu  versehen  ; ich  erlaube  mir  jetzt  einen  et- 
was ausführlichem  Bericht  über  dieselbe  vorzulegen. 
Unter  den  bisher  bekannten  Theilmaschinen  kann  man 
zwei  Arten  unterscheiden  : entweder  es  ist  ein  richtig 
getheilter  Kreis  angefertigt , dessen  Theilung  man  ver- 
mittelst Mikroskope  auf  dem  zu  iheilenden  Kreise  co- 
pirt  ( B eichenbach  ) , — oder  man  giebt  dem  Kreis 
der  Theilmaschine  eine  Bewegung  um  seine  Axe  ver- 
mittelst einer  Schraube  ohne  Ende  um  eine  zuvor  be- 
stimmte Grösse , die  genau  dem  gewünschten  Theile , 
z.  B.  einem  Grade,  entspricht  (Ramsden,  Gamhey). 
Die  erste  Methode  ist  ohne  Zweifel  die  sicherere,  denn 
eine  einmal  richtige  Theilung  kann  sich  nicht  ändern  , 
während  hei  der  zweiten  die  Gänge  der  Schraube  ohne 
Ende  ohne  Zweifel  Aenderungen  unterworfen  sind.  Da- 
gegen bat  die  zweite  Methode,  hei  sonst  gleichen  Um- 
ständen, den  Vortheil  , dass  sie  hei  der  Theilung  die 
Aufmerksamkeit  des  Theilenden  bei  Weitem  weniger  in 
Anspruch  nimmt  und  daher  von  den  Fehlern  der  Ein- 
stellung unabhängiger  ist.  Die  Theilmaschine  des  Herrn 
Girgensohn  hält  die  Mitte  zwischen  beiden  Methoden, 
sie  hat  eine  richtige  Normaltheilung  auf  dem  Limbus 
des  Theilungskreises , copirt  aber  diese  richtige  Thei- 
lung auf  mechanischem  Wege  ; ihr  Princip  wird  aus 
dem  Nachfolgenden  verständlich  werden. 
Ein  Kreis  von  zwei  Fuss  Durchmesser  ist  um  eine 
verticale  Axe  drehbar  ; auf  der  obern  Verlängerung  die- 
ser Axe  sitzt  zuvörderst  eine  Messingalhidade , an  wel- 
cher das  Beisswerk  befestigt  wird.  Diese  Alhidade  mit 
dem  Reisswerk  kann  sich  um  die  Axe  drehen  , wird 
aber  durch  ein  Gewicht  dadurch  in  einer  bestimmten 
Lage  fixirt,  dass  eine  an  ihr  befestigte  kleine  Stahlplatte 
sich  gegen  den  Stahlkopf  einer  Schraube  andrückt.  Der 
K reis  der  Theilmaschine  hat  auf  dem  Silberstreifen 
seines  Limbus  eine  Eintheilung  von  360'^,  die  bis  auf 
eine  Secunde  richtig  ist  ^ an  seinem  äussersten  Rande 
aber  befinden  sich  eben  so  viel  Einschnitte,  welche  die 
Form  der  Lager  für  die  Axen  der  Meridiankreise  haben. 
In  diese  Einschnitte  oder  Zähne  fällt  ein  gehärteter  Stahl- 
cylinder  ein,  der  sich  selbst  excentrisch  um  eine  verticale 
unwandelbare  Axe  dreht;  auf  diese  Weise  wird  der 
Kreis  in  360  verschiedenen,  genau  um  einen  Grad  von 
einander  abweichenden  Stellungen  fixirt,  wovon  man  sich 
dadurch  überzeugen  kann  , dass  ein  auf  die  Theilung 
gerichtetes  unbewegliches  Mikroskop , bei  jeder  Einstel- 
lung des  Kreises  durch  den  Stahlcylinder , mit  dem 
Parallelfaden  seines  Mikrometers  auf  einen  Theilstrich 
des  Kreises  einspielt.  — Wird  also  der  zu  theilende 
Kreis  ebenfalls  auf  der  Axe  des  Kreises  der  Theilma- 
schine über  der  Alhidade)  fixirt  in  einer  Stellung , dass 
sein  Limbus  unter  dem  Messer  des  unbeweglichen  Reiss- 
werks zu  stehen  kommt , lässt  man  den  Stahlcylinder 
nach  einander  in  alle  360  Einschnitte  einfallen  und  zieht 
jedesmal  mit  dem  Reisswei  k einen  Strich , so  erhält 
man  360  Theile  oder  Grade  auf  dem  zu  theilenden 
Kreise. 
Um  die  Unterahtheilungen  eines  Grades  zu  bekom- 
men , z.  B.  eine  Theilung  von  5 zu  5 Minuten  , wird 
die  Alhidade,  die  das  Reisswerk  trägt,  um  5 Minuten 
verstellt , indem  die  oben  hezeichncte  Slahlplatte  an 
demselben  gegen  einen  andern  Schrauhenkopf  angedrückt 
wird,  der  um  so  viel  gegen  den  früheren  vorsteht,  und 
dann  w^erden  wiederum  360  Theilungen  gemacht  ; dann 
wird  die  Alhidade  um  10,  15,  20  etc.  Minuten  von  der 
ursprünglichen  Stellung  verstellt  und  jedesmal  der  volle 
Umgang  des  Kreises  vorgenommen , so  dass  also  hei 
Theilungen  mit  dieser  Maschine,  wenn  man  von  irgend 
einem  Theilstrich  ausgeht , der  nächstfolgende  der  Zeit 
des  Ziehens  nach,  immer  erst  der  361  ste  ist. 
Es  ist  eine  in  neuerer  Zeit  mehrmals  gemachte  und 
ausgesprochene  Erfahrung , dass  der  Contact  zw'eier  me- 
tallischer Flächen  mit  einer  Sicherheit  geschieht,  welche 
die  Genauigkeit  aller  unserer  Messungsmittel  übertrifft  ; 
namentlich  hat  Bessel  dieses  gezeigt  bei  seiner  Reguli- 
rung der  preussischen  Maasse.  Herrn  Girgensohn ’s 
Maschine , deren  genaue  Einstellung  in  die  gewünschte 
Lage  nach  dem  Obigen  ebenfalls  durch  den  Contact  des 
stählernen  Cylinders  gegen  die  messingenen  Einschnitte 
bew'irkt  wird , giebt  einen  neuen  Beweis  dafür  ; bei 
wiederholter  Fixirung  des  Kreises , durch  Einfallen  des 
Cylinders  in  denselben  Einschnitt,  giebt  das  etwa  120 
mal  vergrössernde  Mikroskop  durchaus  dieselbe  Einstel- 
lung fies  Theilstriches , auf  welchen  die  Parallelfäden 
desselben  gerichtet  sind.  Dieselbe  Genauigkeit  w ird  auch 
bei  Einstellung  der  Alhidade  des  Reisswerks  erreicht, 
da  sie  ebenfalls  durch  den  Contact  zwischen  einer  Stahl- 
platte und  dem  abgerundeten  Kopf  der  stählernen  S 'hrau- 
ben  bewirkt  wird. 
Der  schwierigste  Theil  der  Anfertigung  der  Theilma- 
schine war  die  Ausführung  der  ursprünglichen  Theilung 
des  Kreises  in  360  gleiche  Theile.  Das  hiefür  angewen- 
dete Verfahren  war  das  folgende.  Die  erste  vorläufige 
Theilung  auf  dem  silbernen  Limbus  wurde  durch  einen 
Fühlhebelapparat  bewirkt,  nach  einer  der  Reichen- 
bach’sehen  ähnlichen  Methode;  dann  wnurden  die  Ein- 
