339 
de  l’Académie  de  SaSîit-Pétfersbourgv 
330 
0 
t 
a 
m 
M 
MF  I 
27,7 
538,7 
39,37633055 
39,38213027 
» I 
22,8 
515,9 
730646 
208047 
» I 
23,0 
515,7 
731502 
213090 
» I 
23,1 
515,5 
732358 
216040 
..  I 
23,2 
515,7 
731502 
217278 
FM  I 
24,8 
523,0 
700256 
219525 
» I 
24,7 
524,8 
692551 
209725 
..  I 
24,8 
526,3 
686131 
205398 
» I 
24,8 
525,0 
691695 
210963 
..  I 
24,8 
525,0 
691695 
210963 
MF  II 
23,6 
517,3 
724653 
218802 
» II 
23,7 
517,8 
722513 
218756 
» II 
23,9 
517,8 
722513 
222943 
..  II 
23,2 
521,0 
708816 
194589 
» II 
23,2 
522,2 
703680 
189452 
FM  II 
23,0 
514,4 
737066 
218655 
n II 
23,2 
515,2 
733642 
219418 
» II 
23,2 
513,7 
740063 
225840 
» II 
24,0 
519,2 
716521 
219030 
» II 
24,0 
520,2 
712241 
214750 
dd 
MF  I 
39,382134964 
10 
25426 
FM  I 
113150 
52595 
MF  II 
089083 
487713 
FM  II 
195386 
31846 
V 
I 
39,38212405 
19505 
0,86944 
II 
39,38214223 
129890 
0,13056 
Mit  Rücksicht  auf  die  Gew.  Mittel  M=  39,38212643 
englisches  Flächenmeter  Mb=  39,36984632 
Baily  vergleicht  das  englische  Flächenmeter , S.  137  Ta- 
fel XIX,  mit  dem  Abschnitt  der  astronomischen  Maassröhre, 
welcher  oben  bezeichnet  ist  mit 
(39,4)  — A = 39,40000460 
Er  macht  acht  Beobachtungen,  deren  jede  auf  vier  Verglei- 
chungen beruhet.  Aus  je  vier  Vergleichungen  folgt  die  die- 
ser Beobachtung  entsprechende  mittlere  Ablesung  r und 
deren  Mittelfehler  d.  Sowohl  das  Meter  als  die  angedrück- 
ten Tafelstücke  I , II  werden  umgelegt , wodurch  die  Be- 
rührungsfehler auf  entgegengesetzte  Seiten  fallen , und  im 
Mittel  einander  aufheben,  Die  Werthe  dieser  Tafelstücke  sind 
bei  I q — 2101000 
bei  II  q = 2338400 
dann  ist  die  Beobachtung  in  — A — q -t-  r. 
Da  weder  für  A noch  q die  einzelnen  Vergleichungen 
vorliegen,  so  können  ihre  Mittelfehler  nicht  gegeben  werden. 
Um  andre  Ausdehnungen  anzuwenden  ist  hier  für  Fahr.  Gr. 
pmt'  — 645,024208  pmt"  = 646,960619. 
* 
