163 
Bulletin  pliysico  - mathématique 
164 
ter  Füllung  der  Flaschen,  die  Temperatur  abgelesen,  nachdem 
der  Eimer  rasch  an  Bord  gezogen  worden  war.  — Ich  habe 
mich  auch  späterhin,  hei  Bestimmung  der  Temperatur  von 
Brunnen  und  Naphta-Quellen,  dieser  Methode  bedient  und  sie 
mehrfach  durch  wiederholte  Beobachtungen  und  durch  Ther- 
mometrographen  controllirt;  sie  hat  sich  mir  stets  als  expe- 
ditiv,  praktisch  leicht  ausführbar  und  in  ihren  Resultaten  voll- 
kommen zuverlässig  bewährt,  selbst  wenn  die  Lufttemperatur 
die  des  Wassers  um  10  und  mehr  Reaumürsche  Grade  über- 
stieg. Greiner’sche  Badethermometer  von  G his  8 Zoll  Länge 
eignen  sich  besonders  gut  zu  diesen  Messungen;  im  Wasser 
aufrecht  schwimmend  tauchen  sie  in  dasselbe  bis  zum  Oehre_ 
ein  und  lassen  sich  nach  jeder  Messung  leicht  reinigen.  Man 
erhält  hiemit  jedoch  nur  die  Temperatur  unmittelbar  (etwa 
1 Fuss)  unter  der  Oberfläche  des  Wassers. 
In  dieser  Weise  waren  folgende  Wasserproben  gesammelt 
w orden  : 
No.  1.  Am  30  (18)  Juni  1850,  um  2/l  p.  m.,  nahe  bei  der 
Rhede  von  Derbent,  etwa  1 ital.  Meile  südöstlich  vom 
Ankerplätze  des  Dampfschiffes.  Temperatur  des  Was- 
sers -+-  20°, 8 R.  Wind  NNO.  schwach. 
No.  2.  Am  2 Juli  (20  Juni),  9Ä  p.  m.,  am  Eingänge  zur  Bucht 
von  Baku.  Temperatur  des  Wassers  -+-  18°, 7 R.  Wind 
SSW.  massig. 
No.  3.  Am  3 Juli  (21  Juni),  W1'  a.  rn.,  5 WTerst  SSO.  von  der 
Insel  Obliwnoi  (unweit  der  Kur- Mündung).  Tempera- 
tur des  Wassers  -t-20°,l  R.  Wind  S.  sehr  schwach. 
No.  4.  Am  9 Juli  (27  Juni),  5^  p.  m.,  unter  -^-3702î,  Breite 
und  5 1 0 A I östlicher  Länge  von  Greenwich,  in  etwa  49 
ital.  'See-)  Meilen  Entfernung  vom  nächsten  Ufer- 
punkte. Temperatur  des  Wassers  nicht  bestimmt. 
Windstille.  Meerestiefe  (nach  der  Seekartej  über  200 
Ssashen.  Diese  Wasserprobe  ist  auf  der  Fahrt  von 
Astrabad  nach  Lenkoran  vom  Steuermann  Schara- 
pow  unter  der  Aufsicht  des  Schiffskapitains  mit  Beob- 
achtung aller  von  mir  bei  den  vorgenannten  Wasser- 
proben  angewandten  Vorsichlsmaassregeln  gesammelt 
und  mir  am  12  Juli  (30  Juni)  abgegeben  worden. 
Bei  meiner  Rückkehr  nach  Tiflis  ergab  sich,  dass  die  Fla- 
sche No.  3 zerschlagen  war;  in  den  Flaschen  No.  1,  2 und  4 
aber  correspondirle  das  Niveau  des  Wassers  noch  genau  mit 
den  obenerwähnten  Feilstrichen,  so  dass  ich  überzeugt  sein 
durfte,  dass  keine  merkliche  Concentration  durch  Verdunstung 
des  Wassers  stattgefunden  hatte,  ln  Ermangelung  anderwei- 
tiger Hilfsmittel  beschränkte  ich  meine  Untersuchung  auf  die 
Bestimmung  des  specifischen  Gewichts,  wozu  ich  das  mir  von 
dem  Hrn.  Akademiker  Lenz  im  J.  1849  zur  Benutzung  ge- 
fälligst überlassene  Greiner’sche  Aräometer  anwandte.  Da 
der  Werth  jeder  Bestimmung  nicht  nur  von  der  Sorgfalt  der 
Manipulation  und  der  Empfindlichkeit  des  Messinstrumentes 
abhängt,  sondern  auch  von  der  Genauigkeit,  mit  welcher  die 
Constanlen  und  Correctionen  dieses  Messinstrumentes  ermit- 
telt worden,  so  möchte  es  nicht  unpassend  sein,  hier  die  Prü- 
fung zu  beschreiben,  welcher  ich  dieses  Aräometer  im  Som- 
mer  1849  im  physik.  Kabinette  der  Akademie  unterwarf. 
Das  in  Rede  stehende  Aräometer,  -construirt  nach  dem  von 
Schmidt  und  Ciarcy  verbesserten  Fahrenheifschen  Sy- 
steme, gehört  in  die  Classe  derer,  die  man  als  "Aräometer 
von  co nstantem  Volum»  zu  bezeichnen  pflegt,  d.  h.  derer, 
bei  denen  das  Einsinken  der  Spindel  in  die  fragliche  Flüssig- 
keit bis  zu  einem  auf  dem  Halse  bezeichneten  Punkte  durch 
Auflege-Gewichte  bewerkstelligt  wird.  Der  sehr  compendiöse 
Greiner’sche  Apparat  enthält  in  einem  Kästchen  von  bei- 
läufig 12  Zoll  Länge,  G Zoll  Breite  und  21/2  Zoll  Höhe,  aus- 
ser einem  Cylinderglase  auf  Melallfusse  und  einer  Pincette, 
folgende  Gegenstände:  1)  zwei  gläserne  Aräometerspindeln, 
2)  sechs  Einsatz-Gewichte,  3)  vierzehn  kleine  tafelförmige 
Gewichte  und  4)  ein  Thermometer. — Zur  Prüfung  dieser  Ge- 
genstände wurden  vorzugsweise  die  Normalwage  und  die  Nor- 
malgewichte des  physik.  Kabinetts  der  Akademie  verwandt. 
Diese  wurden  jedoch  vorher  noch  einer  genauen  Untersuchung 
unterworfen,  welche  ergab,  dass:  1)  die  Wage  innerhalb  der 
mit  ihr  bestimmbaren  Gewichtsgrössen  vollkommen  adjustirt 
und  folglich  auch  die  Anwendung  der  Borda'schen  Doppel- 
wägungen unnütz  war;  2)  ein  Grad  Ausschlag  der  Zunge  ei- 
ner Gewichtsdifferenz  von  0,61  Milligrammen  bei  der  Be- 
lastung 0,  und  von  0,79  Milligrammen  bei  der  Belastung  von 
50  Grammen  entsprach  (diese  Bestimmung  ist  jedoch  später 
bei  den  Wägungen  unbenutzt  geblieben,  weil  es  mir  vorzüg- 
licher schien  den  Werth  des  Ausschlages  während  jeder  Wä- 
gung unmittelbar  dadurch  zu  ermitteln,  dass  ich  ein  Milli- 
gramme in  die  um  Bruchtheile  des  Milligrammes  leichtere 
Schale  hinzufügte  und  die  Wägung  hiermit  wiederholte); 
3)  die  Gewichtsstücke  innerhalb  der  mit  dieser  Wage  erreich- 
baren Genauigkeit  als  vollkommen  unter  einander  ausge- 
glichen angesehen  werden  dürfen,  und  4)  das  specifische  Ge- 
wicht sämmtlicher  aus  Platina  gefertigter  Gewichtsstücke 
= 20,41740  beträgt.  Die  Prüfung  des  absoluten  Werthes  der 
Normalgewichte  glaubte  ich  vor  der  Hand  unterlassen  zu 
dürfen,  da  einFehler  in  demselben  von  verschwindendem  Ein- 
flüsse auf  die  in  Rede  stehende  Untersuchung  sein  muss.  — 
Es  sei  hier  noch  ein  für  alle  Male  bemerkt,  dass  ich  unter 
«Gewicht"  stets  das  auf  den  luftleeren  Raum  reducirte  Ge- 
wicht, und  unter  "specifischem  Gewichte»,  eines  Körpers  den 
Quotienten  seiner  Dichtigkeit  bei  0°  C eis.,  dividirt  durch 
die  Dichtigkeit  des  reinen  Wassers  bei  -t-  4°,0  Cels., 
verstanden  wissen  will,  wenn  nicht  ausdrücklich  eine  andere 
Temperatur  angegeben  ist;  die  in  der  Rechnung  vorkommen- 
den Constanten  sind,  wo  nicht  eigene  Bestimmuugen  dersel- 
ben ausgeführt  worden  waren,  der  trefTlichen  Abhandlung 
«Ueber  die  Berechnung  der  bei  Wägungen  vorkommenden 
Reductionen , von  Schumacher.  Hamburg  1838.'»,  ent- 
lehnt worden,  mit  Ausnahme  der  linearen  Ausdehnung  des 
Glases  durch  die  Wärme,  welche  als  gleichmässig  zwischen 
den  festen  Punkten  des  Thermometers  und  zwar  =0,00087 
angenommen  wurde. 
