165 
166 
de  iMcadômie  de  Saint-Pétersbourg. 
Die  beiden  Spindeln  unseres  Aräometers  sind  von  ganz 
gleicher  Gestalt  und  Grösse , in  Glas  gefertigt.  Als  con- 
stante Unterlast  dient  eine  in  den  beiden  Spindeln  ver- 
schiedene Quantität  Quecksilber.  Diese  ist  in  eine  glä- 
serne Kugel  eingeschlossen , welche  jedoch  nicht  com- 
municirt  mit  dem  an  sie  angeschmolzenen,  nach  oben  keu- 
lenförmig erweiterten  hohlen  Glaskörper , der  (bei  einer 
Länge  von  G Zoll  und  im  grössten  Durchmesser  1 Zoll)  oben 
zu  einer  1,2  langen  und  im  äusseren  Durchmesser  nur  0,1 
Zoll  haltenden  Röhre  ausgezogen  ist,  welche  letztere  sich  zu 
einer  flachen  Schaale  fiir  die  Auflege -Gewichte  erweitert. 
In  das  Innere  der  engen  Röhre  ist  ein  cylindrisches  Stäbchen 
aus  Milchglas , mit  einem  feinen  ringförmigen  schwarzen 
Striche,  eingekitlet;  dieser  Strich  dient  als  Marke  bis  zu  wel- 
cher die  Spindel  in  die  zu  prüfende  Flüssigkeit  eingesenkt 
werden  muss.  In  der  vom  Verfertiger  dem  Apparate  beige- 
gebenen gedruckten  Gebrauchsanweisung  heisst  es  unter  An- 
derem: "Eine  der  Spindeln  (Spindel  I)  für  Flüssigkeiten  von 
"0,700  bis  1,200  spec  Gew.  bestimmt,  ist  so  abgeglichen, 
"dass  sie  mit  300  des  beigefiiglen  Gewichtes  belastet  in  de- 
"Stillirtem  Wasser  von  14°  Réaum.  Temperatur  genau  bis  an 
»den  im  Halse  bezeichneten  schwarzen  Strich  einsinkt.  Die 
«andere  (Spindel  II)  sinkt  ohne  Relastung  in  einer  Flüssigkeit 
«von  genau  1,200  spec.  Gew.  bis  an  den  schwarzen  Strich  im 
«Halse  ein  und  verträgt  eine  Belastung  von  800,  also  bis 
2,000.» 
Ich  habe  mich  zur  Berichtigung  der  Spindeln  mehrmals 
destillirten  Wassers,  das  ich  der  zuvorkommenden  Gefällig- 
keit des  Hrn  Laboranten  Robinson  verdankte,  und  concen- 
trirter  Schwefelsäure,  deren  spec.  Gew.  mit  der  hydrostati- 
schen Wage  wiederholt  geprüft  und  übereinstimmend  gleich 
1,79837  gefunden  ward,  bedient  und  erhielt: 
Spindel  I.  Spindel  II. 
Spec.  Gewicht 0,G8I33  1,16640 
Absolutes  Gewicht  ....  21,3351  Gramm.  36,5752  Gramm. 
Sinkt  ohne  Belastung  bei 
14°  R.  bis  zum  Stri- 
che in  eine  Flüssigkeit, 
deren  spec.  Gew.  . . . 0,69878  1,19855 
Die  sechs  Einsatzgewichte 
sind  von  Messing 
und  durch 
eingeschlagene  Zahlen  gezeichnet.  Es  ergab  sich: 
Einsatzgewicht 
wiegt 
Einsatzgewicht 
wiegt 
gezeichnet 
Grammen 
gezeichnet 
Grammen 
300.  ..  . 
. . 18,2701 
80  ...  . 
. 2,4370 
270  ...  . 
. . 8,2241 
40 
. 1,2175 
160  .... 
. . 4,8731 
20  .... 
. 0,6085 
Die  vierzehn 
kleinen  tafelförmigen  Gewichte  sind 
ebenfalls  von  Messing  mit  eingeschlagenen  Zahlen  gezeichnet; 
sie  ergaben: 
tafelförm.  Gew. 
wiegt 
tafelförm.  Gew. 
wiegt 
gezeichnet 
Grammen 
gezeichnet 
Grammen 
20 
. . 0,6090 
6 
18 
. . 0,5472 
4 
. 0,1227 
16 
. . 0,4869 
2 
tafelförm.  Gew. 
wiegt 
tafelförm.  Gew. 
wiegt 
gezeichnet 
Grammen 
gezeichnet 
Grammen 
14  . . . . 
. 0,4270 
1 
12 
. . 0.3663 
1/ 

10 
. . 0,3034 
1 / 
/* 
. . 0.0068 
8 
. . 0,2440 
1 / 
/ 8 
Das  Thermometer  hat  die  unter  dem  Namen  der  Grei 
ner’schen  bekannte  Construction,  und  eineTheilung  in  Reau- 
mürsche  Grade  von  — 40°  bis  -§-  80°  aul  Milchglas  gezeich- 
net. Der  Gefrierpunkt  ist  am  18.  Febr.  und  31.  Dec.  1851, 
25.  Jan.  und  30.  Nov  1852  und  am  29.  Dec.  1854  in  schmel- 
zendem Schnee  verificirt  und  seine  Correction  stets  überein- 
stimmend = dt  0°,0  gefunden  worden. 
Erwägt  man,  dass  jede  Spindel  eine  ummtei’brorhene  Glas 
hülle  besitzt,  dass  ferner  die  Gewichte  sehr  sorgfältig  ver- 
packt  sind  und  verhältnissmässig  wenig  gebraucht  werden, 
so  dass  ein  merkliches  Abschleissen  oder  Oxydiren  derselben 
nicht  wol  vorauszusetzen  ist,  so  darf  man  wol  unbedenklich 
die  im  Jahre  1849  bestimmten  Correctionsgrössen  und  Con- 
stanten  des  Apparates  auch  jetzt  noch  als  giltig  betrachten, 
was  also  für  das  Jahr  1850,  in  welchem  die  Bestimmungen 
an  dem  Kaspi- Wasser  gemacht  wurden,  noch  mehr  begrün- 
det ist.  Diese  Unveränderlichkeit  der  Correctionsgrössen  vor- 
ausgesetzt, wird  das  Aräometer  bei  seinem  Gebrauche  ebenso 
einfach  als  es,  ohne  die  Correctionen , aus  der  Hand  des  Ver- 
fertigers kam,  wenn  man  sich  für  jede  Spindel  eine  Uilfstafel 
mit  den  Argumenten:  Temperatur  und  Auflegewicht  (in  Gram- 
men) berechnet.  Ist  nemlich  D die  Dichtigkeit  derjenigen 
Flüssigkeit  von  der  Temperatur  1°,  in  welche  die  Spindel 
ohne  Belastung  bis  zur  Marke  einsinken  würde,  P das  abso- 
lute Gewicht  der  Spindel  und  p das  Auflege -Gewicht  in 
Grammen,  welches  die  Spindel  erfordert,  um  in  die  zu  un- 
tersuchende Flüssigkeit  von  derselben  Temperatur  /"  bis  zur 
Marke  einzusinken,  so  wird  offenbar  die  Dichtigkeit  1 )'  dieser 
Flüssigkeit  bei  ihrer  Temperatur  <°  sein  D = D -+-  — . p- 
Giebt  also  die  Hilfstafel  für  alle  vorkommenden  44  ertbe  von 
<°  die  zugehörigen  von  D und  von  ~ . p (letztere  fiir  alle  p 
von  p = 1 Gramme  bis  p = 9 Grammen),  so  reducirt  sich  die 
Berechnung  jeder  Messung  auf  die  Summation  der  respecti- 
ven  Tafelgrössen. 
Die  Schärfe  der  Einstellung  des  Mirenslriches  beträgt  bei 
Wasser  und  bei  gehöriger  Uebung  und  Umsicht  etwa  1 , des 
kleinsten  Auflegegewiehts  (etwa  ein  Milligramme  , so  dass 
man  das  spec.  Gew.  einer  wässrigen  Flüssigkeit  bis  aut  etwa 
3 Einheiten  der  5ten  Decimalstelle  genau  ermitteln  kann. 
Die  Ablesung  geschieht  natürlich  an  der  durch  I olalreflexion 
scharf  begränzten  unteren  Seite  der  Oberfläche,  welche  die 
Flüssigkeit  im  Cylinderglase  bildet. 
Diese  ausführliche  Beschreibung  des  Aräometers  habe  ich 
geglaubt  mir  um  so  mehr  erlauben  zu  dürfen,  als  ich  mit 
demselben  Instrumente  bereits  eine  Anzahl  Gewichlshestim- 
mungen  an  verschiedenen  Wassern,  44  einsorten  u.  s.  w.  aus- 
