2!) 
«le  l’Académie  de  Salait  - Fétersliourg. 
30 
Kette  wiederhergestellt,  der  Anker  angezogen  und  das  Sperr- 
rad durch  den  Sperrkegel  um  einen  Zahn  vorwärts  geschoben 
wird.  Hierdurch  und  durch  Vermittelung  eines  der  correspon- 
direnden  Hebel  pp  oder  pp  tritt  derjenige  Electromagnet  B 
oder  B Fig.  1 in  die  Kette,  welcher  auf  der  Seite  liegt,  nach 
welcher  das  Pendel  schwingt;  der  Anker  C wird  angezogen 
und  schlägt,  da  er  als  Bascule  wirkt,  mit  seinem  Ueberge- 
wichte  nach  derselben  Seite  plötzlich  über,  wodurch  das  Pen- 
del den  zur  Unterhaltung  seiner  Bewegung  erforderlichen  Im- 
puls erhält.  Beim  Rückgänge  des  Pendels  tritt  der  andere 
| Electromagnet  in  Wirksamkeit  und  lässt  den  Anker  nach  der 
andern  Seite  überfallen. 
Von  allen  bis  jetzt  zu  meiner  Kenntniss  gelangten  wirkli- 
chen galvanischen  Pendeln  erfüllt,  meines  Erachtens  nach, 
das  von  Hrn.  Professor  La  mont  in  München  im  Jahre  1851 
construirte  Pendel  allein  die  Bedingung  einer,  von  der  Stärke 
i des  galvanischen  Stromes  durchaus  unabhängigen  Bewe- 
! gung*).  Indem  Hr.  L am  ont  zwei  Electromagnete  unverän- 
derlich mit  der  Pendelstange  verband  und  abwechselnd  auf 
( einen,  mit  einem  verstellbaren  Gewichte  versehenen  Anker 
wirken  liess,  kann  am  Ende  jeder  Oscillation  des  Pendels  eine 
Verrückung  des  Schwerpunktes  des  ganzen  Systems,  bald 
nach  der  einen,  bald  nach  der  andern  Seite,  bewirkt  werden, 
welche  hinlänglich  ist,  die  durch  Widerstand  der  Luft  und 
Reibung  verloren  gegangene  lebendige  Kraft  wieder  zu  er- 
setzen. Bald  nach  Publication  der  erwähnten  Schrift  — das 
: Pendel  selbst  hatte  ich  im  Jahre  1851  in  München  gesehen  — 
liess  ich  in  dem  unter  meiner  Aufsicht  stehenden  Attelier  ein, 
dem  Lamont’schen  ähnliches  Pendel  mit  einigen  Modifica- 
! tionen  conslruiren,  gewahrte  aber  bald  die  Nachtheile,  wel- 
j che  mit  der  Anwendung  des  Quecksilbers  zum  Schliessen  und 
Oeffnen  der  Kette  auf  die  Dauer  verknüpft  sind  und  welche, 
weil  meist  bekannt,  hier  keiner  weitern  Erörterung  bedürfen. 
Die  von  Hrn.  La  mont  getroffenen  Vorsichtsmaassregeln  zur 
Beseitigung  einiger  dieser  Nachtheile  schienen  mir  nicht  in 
dem  Maasse  genügend , um  sie  zur  Anwendung  zu  bringen. 
Eine  andere  Einrichtung,  die  ich  traf,  um  den  Schluss  der 
Kette,  mit  Hülfe  rigider  elastischer  Metalle,  am  Ende  jeder 
Oscillation  zu  bewirken,  musste  ebenfalls  verworfen  werden, 
weil  der  Einfluss  dieser  Einrichtung  auf  die  Grösse  der  Am- 
plituden und  sogar  direct  auf  den  Gang  des  Pendels  bedeu- 
tend hervortrat.  Im  Uebrigen  ist  auch  bei  der  Lamont’schen 
Einrichtung  ein  solcher  Einfluss,  wenn  auch  in  geringerem 
Grade,  bemerkbar.  Jedes,  nur  um  ein  Geringes  verändertes 
Eingreifen  des  Rädchens  e ( Fig . V ) in  den  Quecksilber- 
Meniscus,  jede  geringe  Oxydation  der  Oberfläche  des  letztem 
wirkt  auf  die  Amplituden  und  beeinträchtigt  den  Gang  des 
*)  Die  Beschreibung  dieses  Pendels  befindet  sich  in  einer  unter  dem 
Titel:  Beschreibung  der  an  der  Münchener  Sternwarte  zu  den  Beob- 
achtungen verwendeten  neuen  Instrumente  und  Apparate  ( München 
iSSI ) erschienenen  Schrift,  p.  75. 
Pendels.  Ueberhaupt  ist  es  einleuchtend,  dass  der  Durchgang 
des  Pendels  durch  die  Verticale,  wo  es  die  grösste  lebendige 
Kraft  besitzt,  der  geeignetste  Zeitpunct  ist,  um  demselben  die, 
wenn  auch  nur  geringe  Arbeit  des  Schliessens  und  Oeffnens 
der  Kette  ohne  wesentliche  Störungen  im  Gange  desselben 
aufzuerlegen.  Bei  der  angewandten,  sehr  wohl  überlegten 
Construction  des  Unterbrechers  besteht  die  zur  Aclivirung 
desselben  nölhige  Arbeit  meist  nur  in  unbedeutenden  Zapfen- 
reibungen, die  viel  geringer  sind,  als  die  Wi  erstände,  die 
das  erwähnte  Rädchen  im  Quecksilber  erleidet.  Die  Masse 
des  Hebels  vw  ( Fig . 111 ) und  die  Arbeit,  welche  seine  kaum 
sichtbare  Bewegung  erfordert,  können  bei  der  ansehnlichen 
Schwere  der  Pendellinse  kaum  zur  Berücksichtigung  kom- 
men. Ein  interessanter  Beweis  dafür,  dass  ausser  den  ge- 
wöhnlichen, nur  die  erwähnten  Widerstände  auf  das  Pendel 
wirken,  liegt  darin,  dass  durch  grösseres  oder  geringeres  An- 
spannen der  Spiralfeder  %j  ( Fig . III),  bis  auf  eine  gewisse 
Gränze,  die  Amplituden  nicht  im  Mindesten  verändert  werden. 
Die  Kraft,  welche  das  Herunterdrücken  des  Hebels  und  das 
Spannen  der  Spiralfeder  erfordert,  wird  dem  Pendel  genau 
wieder  restiluirt.  Die  einmalige  Regulirung  der  durchaus 
constant  bleibenden  Amplituden  hat  man  durch  Stellen  der 
Schrauben  it  ( Fig . 1)  oder  durch  Verschieben  des  Gewichts  g, 
aber  nur  durch  diese  Mittel,  ganz  in  seiner  Gewalt.  Bei  un- 
serm  Pendel  betragen  diese  Amplituden  nicht  mehr  als  etwa 
l°5f  auf  jeder  Seile.  Der  Ueberfall  der  Bascule  geschieht  kurz 
bevor  das  Ende  der  Oscillationen  erreicht  ist. 
Um  die  wesentlichste  Bedingung:  einen  von  mechanischen 
Störungen  möglichst  befreiten  Gang  des  Pendels  zu  erhalten, 
nicht  aufgeben  zu  müssen,  zog  ich  es  vor,  lieber  dem  Uhr- 
werke, bei  dem  nicht  so  wichtige  Rücksichten  zur  Sprache 
kommen,  die  schon  oben  erwähnte  grössere  Complication  zu 
geben.  Das  Oeffnen  der  Kette,  das  bei  jeder  vollen  Oscillation 
des  Pendels  nur  einmal  und  zwar  in  der  Verticalen  stattfindel, 
kann,  ohne  andere  Uebelstände  herbeizuführen,  auf  keine 
Weise  zur  abwechselnden  Bewegung  der  Bascule  direct  be- 
nutzt werden.  Es  ist  daher,  wie  wir  oben  gesehen  haben,  das 
abwechselnde  Schliessen  und  Oeffnen  der  Kette,  für  den  einen 
oder  den  andern  der  Electromagnete  BB  ( Fig . I)  dem  Uhr- 
werke und  zwar  dem,  auf  der  Secundenaxe  befestigten  Rade 
o [Fig.  VT]  übertragen  worden.  Die  grössere  Arbeit,  die  hier- 
durch dem  Electromagneten  B erwächst,  kommt  bei  den  an- 
sehnlichen Dimensionen  desselben  nicht  in  Betracht.  Erwäh- 
nen will  ich  hier,  dass  bei  meinem  neuesten  Apparate  die 
Schlussstellen  für  die  partiellen  galvanischen  Kreise  der  Elec- 
tromagnete B,  B'  {Fig.  I)  nicht  mehr  bei  rs  und  rs  sind, 
sondern  dass  der  abwechselnde  Contact  unmittelbar  zwischen 
den  Platinstiften  q , q und  den  Zähnen  des  Rades  o hervorge- 
bracht wird.  Es  versteht  sich,  dass  eine  entsprechende  Iso- 
lirung  der  Hebel  p,  p von  einander  und  von  dem  Gestell  hat 
vorgenommen  werden  müssen. 
Zur  Aclivirung  des  zum  Uhrwerke  gehörigen  Electromagne- 
ten bediene  ich  mich  zweier  und  für  die  beiden  kleinen  Elec- 
tromagneten B,  B nur  eines  kleinen  Daniel l’schen  Elements 
