Bulletin  pliysico- mathématique 
16 
IT  O T S S. 
1.  Additions  à la  note  sdr  la  direction  des 
vents  À Kharkov,  et  description  d’un  nou- 
vel ANÉMOGRAPHE.  PAR  M.  LE  PROFESSEUR 
LAPCHINE.  (Lu  le  31  janvier  1857.) 
(Avec  une  planche.) 
1)  Dans  le  § 3 de  la  discussion:  les  vents  qui  soufflent  à 
Kharkoff , suivent  ils  la  loi  de  rotation  de  Dove  *)  j’avais  présenté 
la  description  d’un  appareil , qui  montre  les  changements  de 
la  direction  du  vent  durant  la  nuit,  si  l’on  ne  fait  pas  d’obser- 
vation nocturne.  En  complétant  ainsi  la  suite  des  observa- 
tions faites  le  jour,  l’appareil  nous  présente  une  quantité  de 
données,  au  moyen  desquelles  le  problème  précédent  peut 
être  résolu  avec  plus  de  précision. 
Un  cerceau  métallique,  6ur  lequel  on  voit  16  aiguilles  dis- 
posées deux- à -deux,  entoure  la  rose  des  vents.  Le  cerceau  a 
été  appliqué  au  plafond  du  cabinet  de  physique  de  l’Univer- 
sité. L’observateur  a été  obligé  de  monter  l’escalier,  pour 
mettre  les  aiguilles  dans  une  telle  position,  que  d’après  leur 
changement  on  pût  juger  des  changements  de  la  direction  du 
vent  pendant  la  nuit.  Un  haut  escalier,  la  nécessité  de  grim- 
per, et  de  tenir  la  tête  renversée , sont  des  circonstances  très- 
peu  commodes.  J’ai  été  obligé  de  changer  cette  manière  d’ob- 
servation, et  de  porter  en  bas  le  cercle  des  vents  et  le  cer- 
ceau qui  l’entoure,  ce  que  j’ai  exécuté  l'année  passée.  J’ai 
placé  mon  appareil  sur  une  colonne  dont  la  hauteur  est  à 
peu  près  d’un  mètre.  La  barre  de  la  girouette  a été  pro- 
longée j’usqu’au  centre  du  cercle  et  placé  sur  un  cône  d’acier. 
L’aiguille,  dont  la  pointe  est  tournée  en  bas,  est  attachée  à la 
barre  avec  des  vis  un  peu  plus  haut  que  2,5  mm.'  Tout  l’ap- 
pareil est  entouré  d’un  étui  en  bois,  garni  de  vitres,  dont  le 
nombre  correspond  à celui  des  signes  principaux  du  vent. 
2)  Les  dernières  observations  faites  au  moyen  de  cet  appa- 
reil me  montrèrent  des  défauts  bien  considérables,  qui  dépen- 
dent de  l’imperfection  de  la  construction  du  mécanisme. 
Plusieurs  leviers  qui  ressortent  se  sont  relâchés.  L’aiguille 
du  vent,  en  sautant  par  dessus  ces  leviers,  les  entraîne  avec 
elle,  et  les  laisse  dans  cette  position,  sans  qu  elles  mettent  en 
mouvement  les  aiguilles  auxiliaires  du  cerceau,  dans  le  dé- 
placement desquelles  consiste  le  service  essentiel  de  l’appa- 
reil. Le  changement  des  ressorts  et  des  roues,  dont  dépend  le 
déplacement  libre  des  aiguilles,  est  la  cause  principale  de  la 
circonstance  mentionnée.  Certes,  on  peut  prévenir  cet  incon- 
vénient par  la  réparation.  Mais  la  réparation  exige  du  temps 
et  interrompt  les  observations.  Tout  cela  m’a  fait  chercher 
d’autres  moyens  pour  que  les  observations  continuassent  sans 
interruption. 
J’ai  réussi  à parvenir  à ce  but  important  au  moyen  d'un 
appareil  nouveau  et  beaucoup  plus  simple.  Il  appartient  d’a- 
près sa  construction  au  nombre  de  ceux,  qui  marquent  par 
*)  Bulletin  de  la  Classe  physico- mathématique  de  l’Académie  des 
Sciences  de  St.  Pétersbourg.  1853.  T.  XI,  No.  19. 
Émis  le  19 
eux-mêmes  la  direction  du  vent  et  qu’on  a nommés  anémo- 
graphes.  Il  pourra  nous  servir  d’appareil  contrôleur  pour  l’ap- 
pareil précédent  et  même  le  remplacer. 
3)  Anèmographe.  Une  boîte  métallique  C est  liée  avec  la 
barre  de  la  girouette  au  moyen  de  deux  crampons  à vis.  Cette 
boîte  renferme  un  mécanisme  semblable  à celui  d’une  montre. 
Cette  espèce  de  montre,  après  avoir  été  montée,  va  8 jours. 
Une  lame  étroite  de  laiton,  dentelée  dans  toute  sa  longueur 
(AB),  ressort  de  cette  boîte.  Le  mécanisme  intérieur  commu- 
nique à cette  lame  un  mouvement  rectiligne  durant  8 heures. 
Pendant  ce  temps  elle  sort  tout-à-fait  de  l’intérieur  de  la 
boîte.  Après  avoir  été  montée,  elle  recommence  son  mou- 
vement. 
Au  bout  de  cette  lame  métallique  est  ajusté  un  petit  tuyau 
EF  qui  couvre  le  trou  B,  par  lequel  passe  un  crayon.  Dans  l’in- 
térieur du  tuyau  se  trouve  un  ressort  qui  presse  le  crayon  et 
lui  fait  tracer  différentes  lignes  sur  la  feuille  de  papier  KL 
collée  sur  la  planche  de  l’étui.  S’il  ne  fait  pas  de  vent,  ou  si 
le  vent  est  trop  faible,  les  traces  du  crayon  forment  une  ligne 
droite  composée  (ou  un  zig-zag).  Mais  quand  le  vent  est  bien 
fort,  on  voit  des  lignes  courbes  qui  ne  sont  que  les  arcs  plus 
ou  moins  grands  du  cercle  décrit  par  la  lame  métallique,  plus 
ou  moins  éloignés  du  centre.  Le  mouvement  double  qui  s’ef- 
fectue en  même  temps,  c’est-à-dire,  le  mouvement  rectiligne 
de  la  lame  dentelée,  ainsi  que  celui  de  la  boîte  ou  de  la  gi- 
rouette, produit  ces  lignes  courbes. 
On  voit  sur  le  papier  KL  un  grand  cercle  dont  la  circonfé- 
rence est  divisée  en  16  parties.  Les  rayons  correspondent  aux 
différents  signes  du  compas.  Le  crayon  remplit  de  lignes  cour- 
bes plus  ou  moins  étendues,  plus  ou  moins  serrées,  tout  l’es- 
pace entre  les  limites  duquel  le  vent  a soufflé.  D’après  cela 
on  peut  juger  de  la  durée  et  de  la  force  du  vent.  Il  faut  cou- 
per au  milieu  du  papier  un  petit  rond  de  la  grandeur  de  la 
barre  qui  doit  y être  introduite.  Outre  cela  on  fait  une  inci- 
sion le  long  du  rayon,  et,  après  avoir  appliqué  la  feuille,  on 
la  colle.  Huit  heures  après  on  fait  une  autre  incision  poui1 
enlever  la  feuille,  et  on  la  colle  comme  précédemment.  La 
feuille  doit-être  ainsi  rechangée  trois  fois  en  24-  heures. 
Avant  d’appliquer  le  papier  on  le  perce  de  petites  poin- 
tes nn  qui  se  trouvent  dans  la  planche,  on  met  au  dessus 
un  cerceau  métallique  étroit,  et  on  l'affermit  par  de  petits 
coins  mm. 
Chaque  feuille  porte  les  inscriptions  suivantes. 
1ère  feuille: 
1856.  (date.)  (mois.) 
depuis  6 heures  du  matin  jusqu’à  2 heures  après  midi 
2de  feuille  : 
1856.  (date.)  (mois.) 
depuis  2 heures  jusqu’à  10  heures  du  soir. 
3ème  feuille: 
1856.  (date.)  (mois.) 
depuis  10  heures  du  soir  du.  . . . jusqu’à  6 heures  de  la 
journée  suivante. 
avril  1857. 
