No  40o.  BULLETS W Tome  XVII. 
Ns  21. 
DE 
LA  CLASSE  PHYSICO-MATHÉMATIQUE 
DE  L’ACADÉMIE  IMPÉRIALE  DES  SCIENCES  DE  ST.-PÉTERSBOURG. 
Le  prix  d’abonnement  par  volume , composé  de  36  feuilles, 
est  de 
3 rb.  arg.  pour  la  Russie, 
3 thalers  de  Prusse  pour  l’étranger. 
On  s’abonne:  chez  Eggers  et  Cie,  libraires  à St. -Péters- 
bourg,  11.  Perspective  de  Nevsky;  au  Comité  administratif  de  l’Ac- 
adémie (KoMHTerBlIpaBJieHiH  HMnepaTopcKoft  AKa^eMin  Hayni»), 
et  chez  M.  Leopold  Yoss,  libraire  à Leipzig. 
SOMMAIRE.  NOTES.  19.  Sur  quelques  expériences  concernant  la  mesure  des  resistances.  Jacobi.  20.  Sur  un  osselet  du 
tégument  de  la  cavité  Ujmpanique  de  l'homme.  Gruber.  21.  Sur  les  espèces  du  crocus  de  la  région  sud-ouest  de  la 
Russie.  Traut  Vetter.  BULLETIN  DES  SÉANCES.  RECTIFICATION. 
NOTES. 
19.  Sur  quelques  expériences  concernant  la 
MESURE  DES  RÉSISTANCES;  PAR  M.  H.  JACOBI. 
(Lu  le  20  août  1858.) 
Dans  la  séance  du  25  septembre  a.  p.  j’avais  pré- 
senté à l’Académie  plusieurs  appareils  et  assemblages 
de  fils  servant  aux  mesures  des  résistances  et  con- 
sistant de  fils  d’argentan  très-minces  (voir  Bulletin  de 
la  Classe  phys.-math.  T.  XYI  p.  271)  de  longueur 
déterminée,  mais  dont  la  véritable  résistance  n’avait 
pas  encore  pu  être  mesurée.  J’avais  en  même  temps 
relevé  la  nécessité  de  réexaminer  les  résistances  des 
fils  dont  j’avais  donné  les  mesures  dans  mon  mémoire 
lu  dans  la  séance  du  21  mars  1849,  afin  de  savoir  si 
la  conductibilité  de  ces  fils  n’a  pas  changé  depuis  1848 
où  la  dernière  série  en  avait  été  mesurée  et  malgré 
le  fréquent  usage  qui  en  avait  été  fait  pendant  cette 
époque  de  dix  ans.  Ce  pénible  travail,  embrassant  la 
mesure  de  88  résistances,  dont  la  somme  est  équiva- 
lente à la  résistance  d’à  peu  près  42  kilomètres  de 
fil  de  platine  d’un  millimètre  d’épaisseur  ou  à celle  de 
18,500  de  ces  unités  de  résistance  par  moi  introduites 
et  dont  l’adoption  de  la  part  des  savants  se  propage 
de  plus  en  plus,  ce  pénible  travail  a été  fait  et  achevé 
dans  le  courant  de  cet  été,  avec  une  exactitude,  si 
non  plus  grande , mais  certainement  pas  inférieure  à 
celle,  dont  les  mesures  mentionnées  et  faites  il  y a dix 
ans,  ont  donné  la  preuve.  Enfin  c’est  tout  dit  en  af- 
firmant que  les  mesures  toujours  répétées  à plusieurs 
reprises  et  faites  d’après  une  méthode  analogue  à 
celle  employée  par  Borda  pour  les  pesées,  n’accu- 
sent de  différences  entre  elles  que  dans  les  limites 
des  erreurs  d’observation  admissibles  et  compatibles 
avec  la  construction  et  la  sensibilité  des  instruments 
| employés.  J’observe  à cette  occasion  que,  si  un  jour 
les  besoins  de  la  science  réclament  une  plus  grande 
exactitude  encore  à donner  aux  mesures  de  ce  genre,, 
elle  ne  pourra  être  obtenue  qu’en  opérant  toujours  à 
la  même  température  et  avec  la  même  intensité  du 
courant,  dont  on  serait  convenu  d’avance,  une  fois 
pour  toute;  qu’en  donnant  aux  multiplicateurs  la  plus 
grande  sensibilité  possible;  qu’en  se  rendant  tout  à 
fait  indépendant  des  variations  du  magnétième  ter- 
restre; qu’en  employant  enfin  des  instruments  d’ob- 
servation comme  ceux  introduits  par  MM.  Gauss  et 
Weber.  N’ayant  pas  été  en  mesure  de  réaliser  toutes 
ces  conditions,  il  s’est  trouvé  que  les  observations 
faites  sur  les  plus  petites  résistances  ne  s’accordent 
entre  elles  que  jusqu’à  la  troisième  décimale,  tandis 
que  la  cinquième  décimale  peut  être  garantie  dans  les 
mesures  des  résistances  mille  fois  plus  grandes.  La 
table  ci -jointe  contient  les  cinq  séries  des  mesures 
faites  aux  différentes  époques  mentionnées  et  expri- 
mées en  pouces  anglais  d’un  fil  de  platine  de  0"0355 
d’épaisseur.  Le  rapprochement  de  ces  mesures  nous 
rassure  parfaitement  sur  la  crainte  que  la  conducti- 
bilité des  fils  puisse  éprouver  avec  le  temps  et  par 
