— GO — 



trouve un axe a traverse de deux tiges en platine, qui 

 pèsent toujours sur les ressorts 6 et 7, et lorsque l'axe 

 tourne un peu, elles touchent encore 6 et 7 et inter- 

 rompent en même temps les communications 1 à 2 et 3 

 à 4. Supposons d'abord que les deux tiges reposent sur 

 les ressorts 6 et 7, nous avons alors les communications 

 suivantes : 1 à 2, 3 à 4 et 5 à 6. Lorsque l'axe est tourné 

 d'une petite quantité, les deux tiges s'appuient contre 



2 et 3 et alors nous avons les communications 2 à 6 et 



3 à 7 et toutes les autres n'existent plus. Cet appareil 

 permet une foule de combinaisons différentes dont je 

 n'ai choisi que deux pour le but que je poursuis. 



Le temps que l'appareil met pour passer d'un système 

 de contacts à l'autre, peut être diminué et porté à un 

 minimum par des vis qui pèsent sur les ressorts, et en 

 outre la petite rotation de l'axe qui amène ce change- 

 ment se fait par un ressort qui est lâché contre un le- 

 vier fixé sur l'axe. 



Le temps indiqué dans les tableaux qui vont suivre 

 est la différence entre un temps constant et le temps à 

 mesurer. J'ai choisi comme temps constant la durée de 

 la chute d'une boule de la hauteur d'environ 32 cm. 

 On a adopté cette méthode en vue des temps parfois 

 très-petits qui, par conséquent, ne sont pas exactement 

 indiqués par le chronoscope. ' 



L'arrangement est très-simple. Tout le monde con- 

 naît et sait manier l'appareil de Hipp pour la chute des 

 corps. La fourchette, qui porte la boule, s'ouvre par l'ac- 

 tion d'un ressort aussitôt qu'on décroche et en môme 

 temps une tige d'acier est lancée rapidement en ar- 

 rière et amène avec elle le levier fixé sur l'axe du com- 

 mutateur. Le chronoscope indique alors le temps de- 



