— 38 — 



micrométrique. En mettant au foyer pour chaque me- 

 sure, on trouvait à la fois la variation de la distance de 

 la plaque et la valeur correspondante du micromètre. 

 M. Hirsch a exécuté ainsi quatre séries de 10 détermi- 

 nations, dont 2 dans l'air et 2 en plongeant l'objet dans 

 la glycérine. A cette occasion, il a pu se convaincre de 

 nouveau, que la précision optique des mesures faites 

 dans la glycérine est très sensiblement la même que 

 pour les observations dans l'air ; car l'erreur du pointé 

 est pour les premières de 0(4/245 et pour les mesures 

 dans l'air Op-,235. De sorte que l'immense avantage que 

 l'observation dans la glycérine procure pour la sûreté 

 de la détermination de la température, n'est racheté par 

 aucune perte dans l'exactitude de l'observation optique. 



Comme résultat général de ses mesures, M. Hirsch a 

 trouvé qu'en mettant au foyer, avec un pareil micro- 

 scope, en se guidant d'après la netteté des images et d'a- 

 près la parallaxe des fils, la distance de l'objet varie en 

 moyenne de 0 mm ,015 et que l'écart maximum de la 

 focalisation dans une série était de 0 mm ,037; à ces va- 

 riations de la mise au foyer correspondent une varia- 

 tion moyenne de Op.,67 et un écart maximum de iy-,30 

 pour la valeur d'un intervalle de 0 mm ,4. 



Or, dans la comparaison de deux étalons, où il s'agit 

 de pointer sur deux traits placés sur deux règles juxta- 

 posées, qu'il faut mettre au foyer d'une manière indé- 

 pendante, l'erreur de l'intervalle entre les deux, pro- 

 venant de cette source, doit être de ^2 plus forte que 

 celle qu'on a trouvée dans ces expériences où les deux 

 traits étaient tracés sur une seule et même plaque. Et 

 comme, en outre, la même incertitude de mise au foyer 

 se produit pour les deux microscopes aux deux bouts des 



