— 290 — 



scellés dans la pierre, est porté à 1 90, et celui des repères 

 secondaires, gravés et assurés, s'élèvemaintenant à 1 222, 

 ce qui fait un total de 1412 points de l'hypsométrie de 

 notre pays, dont la hauteur relative se trouve déterminée 

 avec la dernière rigueur, et dont l'altitude absolue sera 

 fixée aussitôt que l'horizon général pour l'Europe sera 

 définitivement choisi, ce qui ne tardera pas à arriver, 

 car les nivellements se développent rapidement dans 

 tous les pays: notre jonction avec la France et l'Alle- 

 magne est faite et celle avec l'Autriche et l'Italie, 

 préparée de notre côté, n'attend que le rattachement 

 des ingénieurs de ces pays; enfin, les maréographes 

 enregistreurs fonctionnent dans un grand nombre de 

 ports de l'Océan et de la Méditerranée. 



La même livraison contient une planche représentant 

 les instruments qui servent aux: nivellements de préci- 

 sion en Suisse ; ils ont été dessinés par M. A. de Steiger, 

 ingénieur habile qui exécute les opérations depuis quel- 

 ques années sous la direction de MM. Hirsch et Plan- 

 tamour. 



M. Hirsch attire l'attention de la Société sur les nou- 

 velles recherches concernant les erreurs de clôture des 

 polygones, publiées dans le chapitre XXVIII de cette 

 sixième livraison. Dans les précédentes livraisons, on 

 avait déduit des nivellements doubles et de la clôture du 

 polygone pour l'erreur d'observation proprement dite 



_±:2 mm , 391 par kilomètre et pour l'erreur provenant 

 de là variabilité des mires ± 0, mm 073 par mètre. Plus 



... tard; nous avons trouvé par les comparaisons des mires 

 à Berne, pour la variabilité des mires ± 0, mm 078 et en- 

 suite, par les opérations sur des terrains à pente insigni- 

 fiante, l'erreur d'observation = ± 2 mra , 776 par kilo- 

 mètre. 



