18 — 



correction à toutes les mesures faites avec notre instru- 

 ment. 



M. Cellérier, qui a soumis cette question de l'influence 

 de la flexion du trépied sur les oscillations du pendule 

 à une recherche théorique remarquable, est arrivé aux 

 résultats suivants : en premier lieu, dans la déforma- 

 tion que le trépied peut subir par le pendule oscillant, 

 c'est seulement la composante horizontale agissant 

 dans le plan d'oscillation qui peut avoir une influence 

 sensible sur le temps d'oscillation; et, en second lieu, 

 le déplacement horizontal du plateau de suspension, 

 causé par une force horizontale égale au poids du 

 pendule d'un mètre, doit atteindre la quantité de 0 mm ,01 5 

 pour influencer la quatrième décimale de l'intensité de 

 la pesanteur. 



M. Hirsch a soutenu , dans les réunions de la com- 

 mission permanente à Paris et à Bruxelles où la ques- 

 tion de la flexibilité du trépied a été discutée, que, dans 

 son opinion, ce défaut tient en grande partie à la con- 

 struction défectueuse du trépied allemand et de ceux 

 qui ont été faits d'après le même modèle, comme celui 

 de M. Pearce. Dans ces appareils, on a réduit notable- 

 ment la solidité du trépied en rétrécissant sa base, tout 

 en donnant au pendule des dimensions et un poids 

 plus considérables. M. Hirsch ne nie pas que, théori- 

 quement, le déplacement du centre de gravité de tout 

 le système survenant pendant l'oscillation du pendule, 

 ne doive déformer très-légèrement le trépied et déplacer 

 latéralement le plan de suspension d'une faible quan- 

 tité; mais il croit qu'avec la construction solide de notre 

 appareil, cette quantité est sinon négligeable, du moins 



