— 5 — 



courant normal de 35?, leur temps d' attraction était de 

 0 S ,011 ; avec une pareille sensibilité, les petites variations 

 de courant et de dérivation ne sauraient avoir qu'une 

 influence de quelques millième®. 



Les observations de longitude proprement dites ont été 

 précédées et suivies par des déterminations des équalions 

 personnelles des quatre observateurs : à Neuchàtel, comme 

 toujours, en employant les deux méthodes des étoiles 

 naturelles et artificielles, qui s'accordent de nouveau par- 

 faitement. Bien qu'ainsi le polygone des équations person- 

 nelles se ferme très-bien, je profiterai de mon prochain 

 séjour à Paris pour faire encore quelques déterminations 

 avec M. Perrier au moyen de son instrument méridien de 

 Montsouris, ce qui sera d'autant plus facile que nos collè- 

 gues français sont maintenant en possession également 

 d'un appareil d'équation à étoiles artificielles, construit 

 par M. Iïipp d'après notre modèle perfectionné. 



Pour les observations des deux stations françaises, la 

 première réduction est déjà faite; pour celle de Neuchàtel, 

 le relevé vient d'être terminé ; à Genève, on le commencera 

 sans retard. 



M. Hirsch croit devoir ajouter quelques mots sur les 

 recherches qui ont été exécutées dans le courant de l'année 

 dernière sur le pendule à réversion, pour élucider la 

 question traitée déjà dans notre dernière séance, savoir 

 dans quelle mesure la participation du trépied aux oscil- 

 lations du pendule influençait les résultats obtenus avec 

 notre instrument suisse. 



Les expériences antérieures qui avaient été laites par 

 M. Peirce étaient exécutées au moyen d'un microscope qui 

 était monté sur le même pilier que le pendule; par con- 



