— 9 - 



rapport de 0,77 à 1,00, en moyenne, suivant que le com- 

 parateur est en place ou qu'il est enlevé. Puis il a placé 

 l'instrument sur un pilier en pierre semblable à ceux dont 

 il s'était servi dans les différentes stations suisses où il a 

 déterminé la pesanteur. Ces dernières expériences lui ont 

 donné une valeur presque identique avec celle trouvée à 

 Berlin pour la perturbation en question; la correction 

 qu'il faut apporter à la longueur du pendule simple, 

 déterminée avec notre pendule installé sur le support en 

 bois de l'observatoire de Genève et le comparateur étant 

 en place, est de 0 mm , 1734 =fc 0 1,m \0014; avec une instal- 

 lation sur un pilier en pierre pesant 1000 kilo< .i r , la correc- 

 tion est de 0 mm ,1302 ± 0 min ,0032, et sur le pilier de 

 Berlin de 0»™\1357 ± 0«™,0027. 



M. Plantamour a rendu compte en détail de l'ensemble 

 de toutes ces expériences délicates dans un mémoire qui 

 a paru il y a quelques mois sous le titre : <c Recherches 

 expérimentales sur le mouvement simultané d'un pendule 

 et de ses supports ». Gomme ce travail est déjà entre les 

 mains des savants et qu'il sera annexé en outre au ce Rap- 

 port général de l'Association géodosique internationale 

 pour 1877», dont je corrige dans ce moment les épreuves 

 et qui paraîtra prochainement, il serait inutile d'entrer 

 ici, à ce sujet, dans d'autres détails. 11 suffit de remarquer 

 que M. Plantamour a considérablement perfectionné et 

 l'appareil auxiliaire de M. Hipp et les méthodes d'obser- 

 vation, ce qui lui a permis d'atteindre une exactitude des 

 résultats remarquable et parfaitement suffisante, de telle 

 sorte qu'en corrigeant ainsi, pour cette perturbation, les 

 valeurs de la pesanteur obtenues avec notre pendule à 



