i6 - - 



nous avons adopté une petite batterie de deux accumulateurs 

 d'environ i5 ampère-heures; c'est le modèle couramment 

 -employé sur les motocyclettes et on peut actuellement trouver 

 partout à le faire recharger. La tension est donc de 4 volts, le 

 poids est de 4 kilog. environ. Les accumulateurs, invisibles 

 sur le dessin sont renfermés dans la boîte sur laquelle est fixé 

 l'ampère-mètre. 



Le noyau unique de l'électro-aimant est constitué par un 

 cylindre de fer doux terminé par une pointe mousse, ayant à 

 peu près la forme d'un crayon de 9™"^ de diamètre et i5^"^ de 

 longueur. Sur 12"^^ le fer est recouvert d'un bobinage de fil de 

 cuivre approprié à la tension dont on dispose. Pour une tension 

 de 4 volts fournie par la batterie d'accumulateurs, le bobinage 

 serait le suivant : 8 couches de 95 spires de fil de cuivre de i™^^ 

 de diamètre recouvert d'un guipage de coton. C'est la bobine 

 magnétisante ; elle est munie d'un petit interrupteur à ressort 

 qui peut facilement être manipulé avec le doigt de la main qui 

 tient l'électro-aimant ; ce dernier ne pèse en effet pas plus de 

 460 grammes. 



Le rhéostat dépend comme le bobinage de Télectro-aimant 

 de la tension de la source. Pour la tension de 4 volts, il peut être 

 constitué par un bâton d'ébonite de i5"'"^ de diamètre roulé en 

 tore de i5''"^ de diamètre et sur lequel on a disposé en série 

 trois tronçons d'égale longueur de fils de maillechort ayant 

 respectivement des diamètres de i, o,65 et o,3o™'". Un contact 

 glissant permet d'utiliser une longueur variable. Son poids 

 est de j kg. environ. 



Pour un ensemble comme celui-ci auquel on ne demande 

 pas une grande sensibilité, un ampère-mètre à fer doux bien 

 établi est suffisant. Il importe seulement de spécifier au cons- 

 tructeur de faire la graduation pour des courants croissants 

 puisque c'est toujours dans ces conditions que l'appareil doit 

 être utilisé ; son poids est de 460 grammes environ. 



Tous les appareils, électro-aimant avec son interrupteur, 

 source, rhéostat, ampère- mètre sont mis en série par des fils 

 conducteurs souples. Leur section doit être au moins de 2'^™^ 

 car le courant peut atteindre 5 ampères. Tl est bon de ne les 



