— 9 — 



de Télectro-aimant dont les bornes sont b et b\ a Tampère- 

 mètre destiné à la mesure du courant et qui doit être choisi, 

 comme il a été indiqué plus haut, de façon à dévier l'aiguille, 

 à l'extrémité de l'échelle pour le courant maximum i utilisable 

 dans Télectro, lorsqu'il n y a pas de rhéostat. I est un inter- 

 rupteur destiné à établir ou à supprimer le courant, F un 

 interrupteur auxilliaire dont on va voir le but. 



Supposons que la résistance totale du rhéostat ait été choisie 

 égale au double de celle de la bobine ; fermons les deux interrup- 

 teurs, le curseur étant poussé à gauche. Le courant dans l'électro- 

 aimant est nul car il est shunté par une résistance insignifiante. 

 En poussant le curseur vers la droite, le courant dans Télectro- 

 aimant augmente progressivement et lorsque le curseur est 

 au milieu, il est facile de se rendre compte que le courant dans 

 Télectro est ~. A ce moment on ramène le curseur à gauche 

 et on coupe l'interrupteur V ; le courant est encore 4 et on 

 peut le faire monter jusque / en utilisant toute la course du 

 rhéostat. 



Pour un appareil à 220 volts, on emploierait un rhéostat de 

 1 100 à 1 200 ohms. 



Le dispositif est extrêmement pratique et permet des réglages 

 très précis qu'on ne saurait obtenir avec un rhéostat à touches 

 de contact ; il a de plus l'avantage d'être beaucoup plus robuste 

 et moins coûteux ; il entraîne toutefois une consommation de 

 courant un peu plus élevée en raison du shuntage utilisé pour 

 les faibles intensités, mais la dépense qui en résulte est abso- 

 lument insignifiante. 



Mode opératoire. — L'installation (Fig. 7) est peu encom- 

 brante et toujours prête à fonctionner. La manœuvre se fait 

 très facilement et sans aide. La poudre minérale est répandue 

 sur une feuille de papier placée sur la plate-forme. Pour plus 

 de commodité on a fixé au noyau inférieur et au même niveau 

 une plaque de cuivre mince circulaire de 9 à 10^"^ de diamètre ; 

 dans ces conditions la feuille de papier étant bien supportée 

 sur toute sa surface ne peut chavirer et on ne risque pas de 

 perdre la substance minérale à traiter. On fait alors passer un 



(255) 



