— 8 — 



une planchette horizontale — enfin à côté la bobine de Télectro- 

 aimant. 



La sensibilité de l'ampère-mètre à choisir est déterminée 

 par le courant maximum à mesurer. Dans le premier exemple 

 ci-dessus on prendra un ampère-mètre allant jusque i ampère, 

 le courant maximum étant de 0^965 ampères. 



Pour régler facilement l'intensité du courant qui traverse 

 l'électro-aimant à la valeur voulue^ l'emploi d'un rhéostat ordi- 

 naire mis en s^rrie avec l'appareil conduirait à des résistances 

 trop grandes et par suite à un prix trop élevé pour abaisser le 

 courant, comme cela peut être nécessaire, au i/ioo de la valeur 

 maxima. L'électro-aimant destiné à être alimenté par une tension 

 de 1 10 volts, a, comme on l'a vu, une résistance de 1 15 ohms ; 



FiG. 6. 



il faudrait mettre en série avec lui environ 11400 ohms. 

 L'emploi d'un rhéostat de lampes est peu coûteux, il est vrai, 

 mais il est peu pratique parce qu'il oblige à ne réaliser qu'un 

 certain nombre de points. Nous avons imaginé un dispositif très 

 simple qui permet avec un rhéostat unique de 200 à 25o ohms 

 de faire tous les réglages avec précision. 



Le rhéostat est à variation continue, constitué par un fil en 

 métal très résistant enroulé en une seule couche sur un cylindre 

 isolant de 5^'^ de diamètre et de 3o^"' de long. Sur ce fil frotte 

 un curseur mobile réuni à une borne A du rhéostat (Fig. 6) ; les 

 deux extrémités du fil sont réunies à deux bornes B et G. 



Le montage des appareils s'effectue de la façon suivante : 

 S et S', sont les bornes de la source de courant, E la bobine 



