La résistance totale de la bobine est de î i5 ohms ; le courant 

 maximum pris par l'appareil est de 0,965 ampères. 



Pour une tension de 220 volts, la section du fil à employer 

 est de 0,35"^'" ; la re'sistance de la bobine est de 540 ohms et le 

 courant maximum de 0,41 ampères. 



Les instruments décrits ci-dessus sont destinés à Talimen- 

 tation exclusive par du courant continu. Il serait néanmoins 

 possible d'utiliser "des électro-aimants fonctionnant avec du 

 courant alternatif ; y 

 mais leur calcul et 

 leur réalisation se- 

 raient entièrement 

 différents et leur 

 description sortirait 

 du cadre de ce mé- 

 moire. Signalons 

 toutefois que la né- 

 cessité de feuilleter 

 les pièces de fer com- 

 pliquerait la cons- 

 truction et condui- 

 rait à des prix nota- 

 blement plus élevés. 

 L'économie qui 

 pourrait résulter 

 d'autre part dun 

 auto- transformateur 

 pour l'alimentation n'a pas en entrer en ligne de compte, la 

 dépense d'énergie de ces appareils étant toujours très faible. 



Pour les laboratoires qui n'ont à leur disposition que du 

 courant alternatif, la solution la plus recommandable est encore 

 l'emploi d'un électro-aimant à courant continu qu'on alimen- 

 tera par une batterie d'accumulateurs ou un petit groupe con- 

 vertisseur. 



L'appareil sera monté de la façon suivante : entre les deux 

 bornes d'une prise de courant on installe en série un rhéostat, 

 un interrupteur, un ampère-mètre sensible — le tout fixé sur 



/ n ten s lté en Am p ères 

 FiG. 5. 



(255) 



