— 641 — 



Ora, se questo venisse posto a contatto o in immediata vicinanza con 

 altri nuclei di materiale magnetico, tali piccole irregolarità superficiali potreb- 

 bero, modificando sensibilmente i traferri, avere influenza non trascurabile sui 

 risultati di una misura magnetica. Ma se si ha l'avvertenza di isolare il 

 bossolo fra materiali diamagnetici, lo stato della sua superficie perde ogni 

 importanza: esso può allora essere considerato come avente forma e dimen- 

 sioni fisse, e si presta direttamente all'esperienza senza bisogno di prepara- 

 zione di sorta. 



Partendo da questo concetto, noi abbiamo cercato di adattare al caso 

 nostro i varii procedimenti a cui più comunemente si ricorre nella misura 

 delle grandezze magnetiche ('). 



Fra tutti, quello che meglio di ogni altro è risultato adatto allo scopo 

 è il metodo balistico. 



Nell'apparecchio da noi costruito il bossolo da sperimentare trova posto 

 in una sede di forma e dimensioni adatte. Un doppio avvolgimento ne viene 

 allora ad abbracciare la parte mediana, cilindrica; la spirale primaria di 

 questo avvolgimento vien percorsa da una corrente continua, regolata ad inten- 

 sità costante, il cui senso può però essere mutato a volontà mediante adatto 

 invertitore. 



Ogni inversione della corrente determina una inversione del flusso magne- 

 tico nel bossolo, dando così origine ad una forza elettromotrice nella spirale 

 secondaria direttamente collegata ad un galvanometro balistico. 



L' impulsione che in esso si produce, a parità di numero di spire e di 

 resistenza del circùito indotto, è notoriamente proporzionale alla variazione 

 del flusso. 



È noto come dalla misura di questa variazione si potrebbe risalire alla 

 misura dell'induzione magnetica (e, quindi, della permeabilità) se le cose fos- 

 sero disposte in modo da rendere il <;ampo praticamente uniforme almeno 

 nella regione occupata dal materiale magnetico. Ma ciò non occorre al nostro 

 scopo. Le dimensioni degli avvolgimenti sono state perciò da noi scelte piut- 

 tosto col criterio di ridurre il più possibile lo spazio occupato dall'apparecchio 

 e di rendere comoda, sotto tutti i punti di vista, così l'introduzione come 

 l'estrazione del bossolo. 



(') I primi tentativi in questo senso datano dallo scorso gennaio, e vennero eseguiti, 

 per gentile concessione del prof. 6. Grassi, e con la collaborazione dei proff. L. Ferraris 

 e A. Rossi, nel laboratorio di elettrotecnica del R. Politecnico di Torino. 



Costantemente incoraggiati dal Presidente della locale Commissione di collaudo 

 colonnello R. Ragazzoni, i nostri studii si sono poi svolti sistematicamente nei labora- 

 torii della Società An. ItaL, per la Fabbricazione dei Proiettili, il cui Presidente comm. 

 ing. D. Ferraris, ed il cui Direttore ing. G. Ceccbi, hanno messo a nostra disposizione 

 tutti i materiali ed i mezzi occorrenti. 



A tutti ci è grato rivolgere qui pubblicamente i nostri più sentiti ringraziamenti. 



