4 — 



zur Behandlung-, werden theoretisch erläutert und die Methoden und Instru- 

 mente zu den betreffenden Bestimmungen angegeben. 



Hieran schliessen sich die Beobachtungs- und Messungsmethoden an^ 

 welche dazu dienen, die optischen Eigenschaften der Krystalle zu ergründen. 



Den Anfang macht die Methode der Herstellung der optischen Prä- 

 parate. Alsdann folgt die Bestimmung der Hauptschwingungsrichtungeu 

 in einer Krystallplatte und deren Orientirung gegenüber den krystallo- 

 graphischen Elementen. Die hierzu nöthigen Instrumente : Mikroskop (nacli 

 Bertrand und Nachet), sowie Stauroskop (von dem der Verf. nicht viel 

 hält) werden eingehend besprochen und gezeigt, was man u. A. mit Hülfe 

 jener Bestimmungen herleiten kann (Position der optischen Axen). Ein 

 fernerer Abschnitt ist der Ermittelung der Differenzen der Hauptbrechungs- 

 exponenten in einer Krystallplatte gewidmet. Hierzu dient die Beobachtung 

 der Polarisationsfarbe einer Lamelle und Bestimmung ihrer Ordnung; ge- 

 nauer sind die Methoden mit dem BABiNET'schen oder dem BRAVAis'scheu 

 Compensator, welche Verf. eingehend beschreibt u. s. w. 



Dem vorstehenden Abschnitt folgt ein fernerer über die Bestimmung 

 der Grösse des Winkels der optischen Axen. Hier werden nach den all- 

 gemeinen Erörterungen über das Zustandekommen des Interferenzbildes das 

 ÄDAMS-ScHNETDER'sche Polarisatiousinstrument beschrieben und die Ein- 

 richtung des Mikroskops zu Beobachtung des Axenaustritts in Dünnschliffen 

 gelehrt. Verfasser hebt mit Recht die Vorzüge der BERTRAND'schen Me- 

 thode hervor ; es ist aber mit Unrecht , dass er die von von Lasaulx an- 

 gegebene abfällig beurtheilt. Dieselbe hat auch in gewissen Fällen ihre 

 entschiedenen Vorzüge, wie man billig anerkennen muss. Die vom Referen- 

 ten vorgeschlagene Methode scheint der Herr Verfasser nicht zu kennen. 



Wenn es sich um die Beobachtung von Axenerscheinungen in dicke- 

 ren Platten handelt , so wendet man , wie bekannt , die sog. Axenwinkel- 

 apparate an. Verfasser beschreibt dieselben, wie sie in Frankreich üblich 

 sind, ohne die besseren Constructionen, deren wir uns in Deutschland durch 

 R. FuEss erfreuen, ausdrücklich zu erwähnen, bildet indessen den von 

 jenem Mechaniker ausgeführten PETZVAL'schen Träger, den schon V. von Lang- 

 anwandte, ab. 



Danach wird die Methode der Messung des Axenwinkels gelehrt, der 

 Einfluss der Wärme auf dessen Grösse studirt und zum Schluss die Discus- 

 sion der Fehler gegeben, die bei jenen Messungen stattfinden können. 



Ein weiterer Abschnitt beschäftigt sich mit dem Studium der Inter- 

 ferenzcurven und der Verwerthung derselben zur Bestimmung des Krystall- 

 systems und des Zeichens der Doppelbrechung. Das Verfahren mit dem 

 Quarzkeil und das mit der Quarzplatte (welch letztere senkrecht zur opti- 

 schen Axe geschnitten ist) werden gelehrt, endlich auch gezeigt, wie aus 

 den Interferenzcurven die Differenzen der Brechungsexponenten zu ermit- 

 teln sind. 



Bezüglich der Bestimmung der Brechungsexponenten kommt die an 

 planparallelen Platten anwendbare Methode des Herzogs von Chaulnes 

 zuerst zur Darstellung, alsdann folgt die Methode vermittelst prismatischer 



