183 — 





TT 



xl 



a 



D 



TT 



TT 



xl 



y 



13 



1,485050 



1,486814 



1,491242 



1,494755 



106 



1,485999 



1,487767 



1,492237 



1,495759 



145 



1,486379 



1,488154 



1,492653 



1,496175 



193 



1,486869 



1,488650 



1,493186 



1,496726 



108—13 



0,001020 



0,001024 



0,001069 



0,001079 



145—13 



1006 



1015 



1069 



1075 



193—13 



1010 



1020 



1080 



1095 



Die Brechungsindices des ordentlichen und ausserordentlichen Strahles 

 nähern sich einander im ganzen Spectrum nahezu proportional der Tem- 

 peraturerhöhung; es nimmt also dieser proportional die Doppelbrechung 

 ab. FizEAU war bei Natriumlicht schon zu denselben Resultaten gelangt. 



Th. Liebisch. 



Th. Liebisch. : Neuere Apparate für die WoLLASTON'sche 

 Methode zur Bestimmung von Lichtbrechungsverhältnis- 

 sen. (Zeitschr. f. Instrumentenkunde. IV. 1884. p. 185—189, Fortsetzung 

 V. 1885. p. 13—14.) 



Zur Bestimmung von Lichtbrechungsverhältnissen anisotroper Sub- 

 stanzen mit Hilfe der Totalreflexion ist es erforderlich, dem Object mess- 

 bare Drehungen um eine zur spiegelnden Fläche senkrechten Axe zu er- 

 theilen. Bei Benutzung der WoLLASTON'schen Methode hatte man einen 

 Apparat, der dieses in bequemer Weise gestattete, bisher nicht zur Ver- 

 fügung. Desshalb hat Fuess auf Wunsch des Verfassers einen solchen als 

 Nebenapparat der Reflexionsgoniometer und Spectrometer construirt. Der 

 Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist Beschreibung der Einrichtung und 

 der Art der Benutzung dieses in zwei Modellen ausgeführten Totalreflecto- 

 meters. 



Auf den Justirkopf des optischen Instrumentes aufgesetzt, zeigt es 

 1) eine horizontale Axe, deren Theilkreis ihre Stellung bei dem kleineren 

 Instrument, ich will es A nennen, auf Zwölftelgrade, bei dem grösseren, 

 B, auf Minuten angiebt ; 2) ein Glasprisma, welches parallel der Axe ver- 

 schoben werden kann und so justirt geliefert wird, dass eine Fläche zur 

 Axe senkrecht steht. Einen Fehler hierbei kann der Beobachter bei A 

 durch Zurechtrücken des Prismas in seiner Fassung, während der Kitt durch 

 Wärme erweicht ist, verbessern, bei B in leichtester Weise mit Hilfe von 

 Schrauben. 



Das Object befestigt man auf dem einen Ende der Axe und giebt 

 ihm mit Hilfe zweier Schrauben bei A, zweier Cylinderschlitten bei B eine 

 solche Stellung, dass die zu untersuchende Fläche senkrecht zur Axe, also 

 parallel der zugewendeten, ausgezeichneten Prismenfläche steht. Schiebt 



