— 185 — 



Bertin untersucht ferner die isochromatischen Linien in zwei über- 

 einander gelegten Krystallplatten, für welche der Winkel («) zwischen der 

 Normale der Platte nnd der optischen Axe gleich gross ist, dagegen die 

 Hauptschnitte einen Winkel {(f) von 90° oder von 180*^ mit einander bilden. 

 Unter denselben Voraussetzungen wie oben findet der Verf., dass auch hier 

 die Curven zweiten Grades sind, welche nur in speciellen Fällen in gerade 

 Linien zerfallen. 



Die Werthe « = 45*^, y = 90° ergeben die Curven in der vielfach 

 (z. B. in dem Polaristrobometer und im Photometer von Wild) angewandten 

 SAVART'schen Doppelplatte ; die Curven sind Hyperbeln, deren Centrum aber 

 weit ausserhalb des Gesichtsfeldes liegt, sie erscheinen daher dem beob- 

 achtenden Auge als gerade Linien. — Zur Beobachtung der isochroma- 

 tischen Linien empfiehlt der Verf. als ein bequem zu handhabendes Instru- 

 ment eine neue Turmalinzange , bei welcher die beiden Turmalinplatten 

 den Analysator und Polarisator eines Polarisationsmikroskops vertreten; 

 eine plan-convexe Linse und eine Halbkugel ersetzen den Linsensatz der- 

 selben und ein kleines ebenfalls an der Zange befestigtes Mikroskop dient 

 zur Beobachtung. 



Der Verf. hat den violetten Theil des Sonnenspectrum angewandt, 

 um die Interferenzcurven hervorzurufen und sie gleichzeitig zu photogra- 

 phiren; nach diesen Photographien sind die 12 der Abhandlung beigege- 

 benen Figuren gezeichnet. Karl Schering. 



K. Feussner: Über die Prismen zur Polarisation des 

 .Lichts. (Zeitschr. f. Instrumenteukunde IV. 41—50. Februar 1884.) 



Die Arbeit beginnt mit der Zusammenstellung und Charakterisirung 

 der bisher angewandten Prismen zur Polarisation des Lichts und schliesst 

 mit der Angabe eines neuen vom Verf. herrührenden Polarisators. 



Bei der Beurtheilung der Leistungsfähigkeit eines Prismas sind ins- 

 besondere zu berücksichtigen : die W^eite des Gesichtsfeldes und das Verhält- 

 niss der Länge des- Prismas zu der in Betracht kommenden lichten Weite 

 desselben. Ein Vorzug der neueren Polarisatoren sind endlich die zur 

 Axe senkrechten Endflächen des Prismas. — Polarisatoren mit kleinem 

 Gesichtsfeld sind nur für nahezu parallele Lichtstrahlen anwendbar; mit 

 der Länge des Prismas wächst die Schwierigkeit der Darstellung und 

 der Herbeisdiaffung geeigneten Materials und damit auch der Preis. 



Die Herstellung des reinen polarisirten Lichts geschieht für alle Pola- 

 risatioiisprismen physikalisch in derselben Weise. Das auffallende Licht 

 wird in einem doppeltbrechenden Krystall in zwei auf einander senkrechte 

 Polarisationsebenen zerlegt. Das Prisma ist unter einem bestimmten 

 schiefen Winkel gegen die Längsaxe desselben in zwei Theile geschnitten 

 und wieder mit homogenem Kitt von bestimmten Brechungsexponenten 

 zusammen gekittet. An dieser Kittstelle wird der von beiden stärker ge- 

 brochene Strahl total reflectirt und somit seitlich abgelenkt. Der andere 

 durchsetzt den Kitt und den zweiten Theil des Prismas und liefert das 



