— 186 — 



polarisirte Licht. Die bisherigen Prismen benutzen Kalkspath als doppelt- 

 brechenden Krystall. 



1) Das NicoL'sche Prisma hat schiefe Endflächen, ist im Verhältniss 

 zur lichten Weite sehr lang (1 = 3,28) , hat aber ein grosses Gesichts- 

 feld (290). 



2) Dr. Steeg & Eeuter in Homburg haben dem NicoL'schen Prisma 

 eine verkürzte Form gegeben (1 = 2,83), das Gesichtsfeld wird aber dabei 

 verkleinert (13—240). 



3) Dieselben verfertigen auch NicoL'sche Prismen mit senkrechten 

 Endflächen , dieselben sind aber verhältnissmässig lang (1 = 3,73) , Ge- 

 sichtsfeld 20— 27°. 



4) Das FoucAULT'sche Prisma ist sehr kurz (1 = 1,53) , hat aber ein 

 sehr kleines Gesichtsfeld (8"). Während ferner bei den ersten Prismen als 

 Kitt Canadabalsam oder Copaivabalsam angewandt wird, werden hier die 

 beiden Theile durch eine Luftschicht getrennt und in einer Fassung aus- 

 einander gehalten. 



5) Das HARTNACK'sche Prisma mit senkrechten Endflächen und grossem 

 Gesichtsfeld (200—42» bei 1 = 2,70—4,04), gekittet. 



6) Das GLAN'sche Prisma mit senkrechten Endflächen und kleinem 

 Gesichtsfeld (8» bei 1 = 0,83) , die Theile durch eine Luftschicht getrennt 

 und in einer Fassung auseinander gehalten. 



7) Die neuen von K. Feussner construirten Polarisatoren haben 

 den Vortheil, nur eine dünne Platte eines doppeltbrechenden Krystalls 

 zwischen zwei keiliörmigen Glasstücken eingekittet zu gebrauchen. Ein- 

 mal werden dadurch die Prismen erheblich billiger, sodann ist man bei 

 der Construction nicht mehr allein auf Kalkspath beschränkt. Man ge- 

 winnt durch Anwendung noch stärker doppeltbrechender Krystalle ein 

 grösseres Gesichtsfeld und eine Verkürzung des Prismas. Als solche Sub- 

 stanzen empfehlen sich Natronsalpeter und wohl auch chromsaures Kalium. 



Bei den bisherigen Constructionen wurde ferner von den Seitenflächen 

 im Innern der Prismen unpolarisirtes Licht reflectirt, wodurch natürlich 

 die Keinheit der Polarisation beeinträchtigt wurde. Herrn Feussner ge- * 

 lingt es, diesen Keflex bei seinem Prisma dadurch zu beseitigen, dass er 

 das Glas etwa doppelt so breit macht, als die lichte Weite eigentlich be- 

 trägt, und auf den Endflächen die Eandpartien abschrägt und schwärzt. 



Die Orientirung der Krystallplatte geschieht bei dem FEUSSNER'schen 

 Prisma so, dass die Axen der grössten und kleinsten Elasticität in einer 

 auf der Eichtung des Schnitts senkrechten Ebene liegen. Bei einaxigen 

 Krystallen ist dazu nur erforderlich, dass die Hauptaxe in diese Ebene 

 fällt, und kann jede beliebige aus einem solchen Krystall geschnittene 

 Platte durch Drehen in diese Lage gebracht werden. 



Das FEussNER'sche Prisma setzt voraus, dass der Brechungsexponent 

 des Glases und Kittes mit dem grösseren Brechungsexponenten des Krystalls 

 übereinstimmt und darin besteht eine Hauptschwierigkeit in der Herstellung 

 desselben. Bisher ist es Herrn Feussner nur für Natronsalpeter gelungen, 

 einen dauernd brauchbaren Kitt für sein Prisma zu finden. 



