SÉANCE DU 3o MARS 1890 



75 



rence de pression qui est variable avec la température de la colonne 

 d'air considérée et le poids de toute celle surmontant la station, ceci 

 admis en prenant comme moyenne de température 20° au bord de la 

 mer et une diminution de 1° par i65 mètres d'altitude, M. le colonel 

 Goulier a calculé les pressions correspondantes aux altitudes de 100 en 

 100 mètres, et pour laisser à la division sa régularité nécessitée par le 

 déplacement du zéro de l'échelle altimétrique, il a fait faire les correc- 

 tions par le mécanisme même de l'instrument. 



Mais il n'a pu agir ainsi pour l'échelle Mine. En etîet, la pression 

 dans les puits de mines se trouve modifiée par toutes sortes de causes. 



Il fallait tenir compte 1° de la diminution de la température de 

 l'air avec l'altitude, 2» de l'augmentation de la température des roches 

 avec la profondeur, et enfin de la diminution de la température due à 

 la ventilation. 



C'est pour la correction de toutes ces influences que M. le colonel 

 Goulier, après de nombreuses expériences, a été amené à établir une 

 échelle irrégulière. 



Cette échelle est graduée de ro en 10 mètres, jusqu'à mille mètres, 

 mais il est facile, en s'habituant à la lecture et au moyen d'une loupe 

 de poche, d'apprécier sinon le i 10 cc)mme le font certains opérateurs 

 très habiles, tout au moins le i/5, ce qui fait une approximation de 

 2 mètres par la lecture. 



En plus des compensations que nous venons de signaler, le méca- 

 nisme même du baromètre est compensé, afin d'éviter les influences 

 de la température. — Cette compensation est obtenue par l'emploi 

 dans la construction du mouvement, de pièces bi-métalliques cuivre 

 sur acier. 



Quant à la manière de se servir de cet instrument elle est de toute 

 simplicité. 



Il suffit, au moment de la descente, d'amener le zéro du cercle 

 mobile à correspondre exactement avec l'aiguille et de faire la lecture à 

 chaque station. 



Pour avoir la différence de niveau entre deux stations il suffit de 

 tenir compte de chaque lecture et leurs différences, en les retranchant 

 l'une de l'autre, donneront la différence de niveau de chacune. 



Pour la construction délicate de cet instrument, M. le colonel 

 Goulier s'est adressé à MM. Pertuis, qui se sont attirés sa confiance 

 par les soins et la précision qu'ils mettent à la fabrication de leurs 

 baromètres. 



Outre le modèle de 7 centimètres, construit tout d'abord, ces mes- 

 sieurs en construisent un de plus grandes dimensions ayant un cadran 



