i5o E. VAN DEN BROECK ET A. RUTOT. — UN NOUVEL 



Les Tiges. 



Forme et longueur. — Nous en avons employé de deux 

 modèles, de même que nous avons deux systèmes de raccords ; les 

 tiges sont rondes ou carrées. Quant à leur longueur elle est également 

 variable. Nous avons indifféremment utilisé des tiges d'une longueur 

 de 1 mètre et d'une longueur de 1^,26 (vis terminale non comprise). 

 Lorsqu'on a à faire un certain nombre de sondages très profonds (de 

 10 à i5 mètres) il semble préférable d'adopter, afin d'éviter la multi- 

 plicité des raccords et la perte de temps qui en est la conséquence, le 

 modèle de 1^,2 5 avec la tige carrée. Les figures 8 et 9 de la planche I 



représentent à l'échelle du -~ deux tiges à section carrée de i mètre de 

 longueur, d'après une sonde de notre système exécutée pour nos études 

 personnelles. Celles à section carrée que nous avons employées aussi" 

 bien pour nos levés géologiques que pour nos travaux de reconnais- 

 sance à l'emplacement des forts de la Meuse, avaient i'^,25 de longueur. 



Encoches. — Dans toutes les parties de l'appareil de sondages : 

 tiges, manches, etc., les angles sont biseautés et adoucis afin de facilite r 

 le maniement. Pour rendre plus aisé le mesurage des profondeurs 

 d'où proviennent les bourres successives ramenées par la sonde, nous 

 avions d'abord muni les tiges d'encoches, fournies soit par de légers 

 sillons transversaux espacés le long de la tige, de 25 en 25 centimètres, 

 soit par de petites cavités circulaires, ou même de simples points 

 creux, légèrement frappés sur les faces. Nous, y avons renoncé, ayant 

 reconnu qu'après un certain temps d'usage, surtout lors du manie-- 

 ment des tiges dans les sondages profonds, ces encoches finissent 

 toujours par constituer des points faibles et que, lors de certains mouve- 

 ments de flexion des tiges assemblées sur une grande longueur, elles 

 provoquent des ruptures. 



Avec un peu d'habitude, ou bien grâce à l'emploi d'une règle som- 

 mairement divisée, appliquée parallèlement à la partie visible de la 

 dernière tige, lorsque la vrille est à fond, il est fort aisé de mesurer la 

 profondeur exacte de celle-ci sous le sol. 



Épaisseur des tiges. — On peut faire varier dans certaines 

 limites l'épaisseur des tiges, suivant que l'on désire rendre l'appareil 

 plus ou moins léger, ou bien plus ou moins résistant. 



Nous avons longtemps travaillé avec des tiges épaisses de o"',oi4 et 

 ayant i^^,2 5 de longueur. Les tiges représentées fig. 8 et 9 sur la 

 planche I, sont d'une solidité considérable et ont o™,oi3 d'épaisseur. 



Quant à notre appareil à tiges rondes, dont le système d'ajustage est 

 différent (voir la figure de la page i53) il se compose de tiges cylindri- 

 ques pleines, ayant o^^^iS de diamètre et i mètre de longueur. 



