32Ô 



PROCÈS-VERBAUX 



de l'emploi, dans les applications topographiques et géologiques, des 

 baromètres holostères et notamment des holostériques orométriques 

 du système Goulier. 



Ce dernier dispositif se caractérise non seulement par un mode de 

 construction nouveau et des plus ingénieux, dû au savant Officier du 

 génie français, mais encore extérieurement par une double graduation 

 du cadran, habilement calculée par le colonel Goulier (i) et fournissant 

 à la fois les pressions barométriques et des « nombres orométriques » 

 à l'aide desquels, par simple soustraction de deux chiffres, l'on obtient 

 directement la différence d'altitude entre deux stations. 



M. le colonel Hennequin, après avoir expérimenté divers instru- 

 ments et notamment un modèle de poche construit par MM. Pertuis 

 et fils, à Paris, d'après les indications de M. Goulier, et dont le 

 cadran a 5 centimètres de diamètre, a reconnu que cet instrument 

 offrait, par son prix peu élevé, par son emploi simple et commode et 

 surtout par la précision remarquable des résultats obtenus (2), des 

 avantages tels qu'il a cru utile d'attirer l'attention des explorateurs, 

 géologues, topographes, géographes, etc., ainsi que des touristes et des 

 voyageurs en général, sur ce précieux instrument d'observation. Son 

 intéressant sujet !'a entraîné plus loin encore, et les résultats de ses 

 recherches personnelles présentent un caractère de si incontestable 

 utilité pratique que je m'empresse de les faire connaître, persuadé 

 qu'en abordant ce domaine, si différent qu'il paraisse du cadre ordi- 

 naire de nos études, je faciliterai à nos confrères s'occupant de topo- 

 graphie ou de géologie sur le terrain, l'obtention de données qui sont 

 parfois d'une importance capitale pour leurs études. Il me suffira de 

 signaler, dans la seconde partie du travail de M. Hennequin, l'établis- 

 sement, fait par lui, d'un cadran barométrique hypsométrique (3), 

 complété au besoin par une table altimétrique, à l'aide de l'un et de 



Deuxième communication sur le baromètre, etc., par le lieutt-colonel Hennequin. 

 (Ibid., séance du i er juin 1889) ; réunis en tirés à part sous le titre : Communications 

 sur le baromètre holostérique orométrique du colonel Goulier et recherches sur la 

 détermination des différences approximatives de niveau au moyen de baromètres 

 de poche ordinaires, par le lieutt-colonel Hennequin. Bruxelles, Weissenbruch, 1889. 

 46 p. in-8° avec 5 tableaux. 



(1) Sur des cadrans orométriques applicables surtout aux baromètres de poche, 

 par M. G. L. Goulier. (Comptes-rendus Acad. Sciences du 20 et du 27 avril 1879.) 



(2) M. Goulier évalue l'erreur maximum à craindre de son système de cadran 



orométrique à 4 ou 5 mètres — — ) de la dénivelée. Les expériences de M. Hennequin 



100 



ont fourni des résultats d'une précision plus grande encore. 



(3) Ce cadran hypsométrique ainsi que la table altimétrique de M. le colonel 

 Hennequin peuvent s'obtenir chez M. Fisch, 70, rue de la Madeleine, représentant 

 en Belgique des constructeurs de baromètres système Goulier. 



