328 



PROCÈS-VERBAUX 



blable à celle de l'instrument que je soumets aujourd'hui à l'examen 

 de la Société. M. le colonel Hennequin a bien voulu accepter de faire 

 des études et des vérifications expérimentales sur le terrain avec cet 

 instrument et j'en ferai connaître les résultats ultérieurement. 



J'ajouterai que, de son côté, M. Hennequin a fait construire par 

 MM. Pertuis un orométrique de 5 centimètres de diamètre, dont le 

 cadran ne comporte que les pressions de 660 à 800, ce qui fournit pour 

 les nombres altimétriques un jeu d'environ 1600 mètres. L'altitude 

 supérieure du territoire belge étant de 6y3 mètres et les variations baro- 

 métriques dans nos climats comprenant une variation maximum d'en- 

 viron 6 centimètres, permettent de restreindre à 140 millimètres l'am- 

 plitude des pressions à prévoir et l'agrandissement ainsi acquis aux 

 intervalles des divisions du cadran fournit une lecture plus facile et 

 une approximation plus serrée des résultats qu'avec le cadran oromé- 

 trique ordinaire du système Goulier de 5 centimètres, qui comprend 

 190 millimètres, mais qui a toutefois l'avantage de pouvoir servir en 

 pays montagneux. 



Les premiers essais effectués par M. le Colonel Hennequin à l'aide 

 de cet instrument sont signalés par lui comme très satisfaisants. 



Nous voici donc en possession de deux bons types d'instrument : 

 l'un de poche, l'autre très portatif (1), qui permettront, sur tout terri- 

 toire ne dépassant pas les altitudes maxima du territoire belge (env. 

 700 m.), d'obtenir, avec rapidité et précision, non seulement des 

 données fort exactes sur les différences de niveau de deux ou plusieurs 

 points d'un cheminement topographique, géologique ou de touriste, 

 mais encore, chez nous (grâce aux nombreux repères de nivellement dont 

 notre territoire est couvert et aux renseignements altimétriques fournis 

 par nos cartes topographiques) de déterminer avec une très grande 

 approximation l'altitude vraie de tout point du sol belge. 



Comme indications sur le mode opératoire à suivre, je ne puis 

 mieux faire que de recommander la lecture des substantielles et instruc- 

 tives notices de M. le colonel Hennequin, qui m'a chargé d'en offrir 

 deux exemplaires pour la bibliothèque de la Société. On y trouve 

 d'utiles conseils sur l'art de bien observer le baromètre et sur les 

 méthodes à suivre pour annuler ou éviter très sensiblement les chances 

 d'erreur. Parmi ces procédés, il convient de citer le cheminement avec 



(1) L'altimétrique de 7 centimètres est contenu dans une boîte en cuir, à fenêtre 

 mobile à charnière, pour permettre l'observation, et supportée par une courroie en 

 cuir destinée à faire porter l'instrument en bandoulière. Le tout pèse environ un 

 demi kilogramme. 



