33o 



PROCÈS-VERBAUX 



B. Un holostérique orométrique, système Goutter, de 5 centimètres 

 de diamètre et dont la graduation s'arrête à 1600 mètres. 



C'est l'instrument que M. le colonel Hennequin vient de faire con- 

 struire à Paris, spécialement en vue de travaux à effectuer sur le terri- 

 toire belge. Les graduations, plus espacées que dans le modèle précé- 

 dent, permettent une lecture plus facile et les premiers essais effectués 

 avec cet instrument ont donné des résultats très satisfaisants. 



C. Un holostérique altimétrique, système Goulier, compensé, de 

 7 centimètres de diamètre et dont la graduation représente 1200 

 mètres. 



C'est l'instrument que j'ai fait confectionner spécialement pour la 

 Belgique et qui fournit l'altitude, par lecture directe, après, qu'à l'aide 

 d'un repère, l'on a placé le cadran extérieur mobile dans la situation 

 voulue pour l'obtention de ce résultat. 



Il suffit de jeter un coup d'œil sur cet instrument pour se convaincre, 

 sans tenir compte de ses caractères de précision mécanique interne, des 

 soins remarquables avec lesquels il a été construit. L'agencement du 

 cadran tournant altimétrique avec le cadran des pressions, la netteté 

 et la précision des graduations, la disposition de l'aiguille qui permet 

 des lectures micrométriques simultanées et très précises sur les deux 

 cadrans à la fois : tout cela fait de l'altimétrique de 7 centimètres (spé- 

 cialement établi pour nos faibles altitudes) un instrument des plus 

 remarquables. 



Une dénivellation de 5 mètres est indiquée sur le cadran par un 

 espace entre deux traits de graduation atteignant o mm ,7, ce qui permet, 

 surtout à l'aide d'une lecture à la loupe, d'apprécier aisément une diffé- 

 rence de niveau de cinquante centimètres. 



C'est cet instrument également qui, examiné et vérifié par M. le colo- 

 nel Goulier, a fourni une courbe de marche d'une remarquable correc- 

 tion et qui fait présager d'excellents résultats dans la vérification expé- 

 rimentale à laquelle il va être procédé. 



M. Fisch peut fournir cet instrument au prix de 1 25 francs, étui 

 compris (fr. 1 i2,5o pour les membres de la Société). 



D. Un baromètre holostère altimétrique construit par Redieret C ie 

 à Paris, de 6 centimètres de diamètre, compensé, dont la graduation 

 s arrête à 600 mètres. 



Cet instrument, qui appartient à notre Vice-Président, M. J. Ortlieb, 

 lui a été procuré par notre confrère M. G. Dollfus de Paris, qui en 

 même temps lui a communiqué les coefficients variables, mais tous 



