SÉANCE DU 3i JUILLET 1889 



33 



très simples, qu'il y a lieu d'employer pour le calcul des altitudes. Ces 

 coefficients, pour des pressions s'approchant de 740, 750, 760, 770 et 

 780 millimètres, sont respectivement 1 3, 12, 11, 10 et 9, c'est-à-dire 

 qu'un millimètre de mercure correspond respectivement au même 

 nombre de mètres dans la dénivelée. 



Expérimenté sous les pressions normales de l'altitude de Bruxelles, 

 c'est-à-dire de 755 à 766 mm., cet instrument s'est montré très précis 

 et a fourni des résultats à peu près équivalents à ceux obtenus par 

 l'application, aux baromètres orométriques de 5 centimètres du système 

 Goulier, du cadran hypsométrique ou de la table altimétrique de 

 M. le colonel Hennequin. 



Comme Ta fait observer M. Hennequin, il conviendrait de recher- 

 cher si, avec les pressions basses de la Haute Belgique, le baromètre 

 Redier donnerait les mêmes résultats ? Dans l'affirmative, cet instru- 

 ment, quoique un peu moins portatif que le 5 centimètres du système 

 Goulier, serait également fort recommandable pour l'emploi en Bel- 

 gique, d'autant plus que son prix peu élevé (fr. 35) le met à la portée de 

 tout le monde. 



Comme instrument altimétrique à lecture directe, sa construction 

 intérieure, la disposition de ses cadrans, de l'aiguille et sa graduation 

 ne peuvent toutefois de loin le faire lutter avec le nouvel altimétrique 

 spécial de 7 centimètres que j'ai fait construire par MM. Pertuis et 

 dont je puis espérer les plus brillants résultats s'il faut en juger par la 

 courbe de marche qu'a tracée pour cet instrument M. le colonel Gou- 

 lier et par les premières expériences auxquelles je me suis déjà livré et 

 qui seront bientôt complétées par M. le colonel Hennequin et par moi- 

 même. 



Les résultats de ces expériences feront l'objet d'une nouvelle com- 

 munication à la Société. 



A la suite de celte communication, M. Van den Broeck entre dans 

 quelques détails supplémentaires sur l'emploi du baromètre au point 

 de vue de la mesure des altitudes. Il montre que cet instrument ne 

 peut nullement fournir des cotes absolues, mais seulement des diffé- 

 rences. Un REPÈRE est donc indispensable, et c'est généralement le 

 niveau moyen de la mer qui est utilisé dans ce but. En Belgique, le 

 \éro de nos cartes topographiques est fourni par le niveau moyen des 

 basses mers aux vives eaux (1). Lorsqu'on ne peut employer comme 



(1) Il importe de remarquer, vu les nombreux travaux de nos confrères de Hol- 

 lande, publiés et annoncés comme devant paraître dans nos Bulletins, que le \êro 

 officiel de la topographie belge ne correspond pas au \éro de la topographie de nos 



