SÉANCE DU 3i JUILLET 1889 



333 



mètres. Dans ces conditions il est facile, à l'aide du thermomètre et en 

 utilisant des tables de température, d'apprécier sans trop de calculs 

 l'altitude directe dans un voyage d'exploration en contrée équatoriale. 



Il n'est pas douteux, fait observer l'orateur, que pour l'étude scien- 

 tifique et topographique du Congo par exemple, l'altimétrique du 

 système Goulier, de 7 centimètres de diamètre, rendrait les plus 

 sérieux services et faciliterait considérablement les travaux des ingé- 

 nieurs chargés en ce moment de l'étude et de l'établissement d'une voie 

 ferrée dans ces parages. 



M. Van den Broeck énumère ensuite les multiples causes empê- 

 chant, dans nos latitudes, d'obtenir directement les altitudes absolues 

 sans repère préalable et montre qu'en réalité cet inconvénient n'en est 

 pas un en Belgique, grâce à la précision de notre nivellement général 

 du Royaume. 



Il exhibe enfin les neuf cahiers de ce nivellement, publiés par 

 l'Institut cartographique militaire et qui fournissent toutes les données 

 nécessaires pour déterminer sur le terrain la position précise des 8477 

 points de ce nivellement, répertoriés d'ailleurs sur nos cartes topogra- 

 phiques. 



L'Assemblée procède ensuite à l'examen des divers types d'instru- 

 ments mentionnés dans la communication de M. Van den Broeck, après 

 quoi M. le Président Gosselet montre le baromètre holostère que lui a 

 procuré l'opticien Jacques Stutz de Lille, et dont le prix est de 75 francs. 



Depuis de longues années, M. Gosselet se sert de cet instrument 

 pour ses travaux en Ardenne et dans le Nord de la France, et il s'en 

 déclare fort satisfait. Comme volume et comme poids, il est moins 

 commode à porter que les autres instruments exhibés ce jour, mais 

 c'est là une affaire d'habitude. 



L'ampiitude du cadran des hauteurs ne permet pas d'utiliser cet 

 instrument pour des régions dépassant 5 à 600 mètres d'altitude, mais 

 l'écartement ainsi produit pour les divisions du cadran a permis 

 l'application d'une graduation toute spéciale. Les divisions de premier 

 ordre, très étendues, qui représentent un centimètre de pression 

 barométrique, sont partagées non en dix, ni en vingt, mais en vingt- 

 cinq divisions secondaires, exprimant des différences barométriques de 

 i/25 de centimètre, soit de 4/10 de millimètre. Comme la dimension du 

 cadran permet aisément d'apprécier sans loupe la moitié d'une sous- 

 division, correspondant donc à 2/10 de millimètre, il est facile de lire 

 directement sur ce cadran des différences de niveau d'environ 2 mètres, 

 et d'un mètre lorsqu'on emploie la loupe. 



