— 177 — 



De cette manière le Comité a renvoyé à Tétude do 

 différents membres la construction de cinq compara- 

 teurs, dont le premier sera destiné uniquement à com- 

 parer les mètres à traits; il sera à mouvement transver- 

 sal, ses deux microscopes seront, montés à l'instar des 

 lunettes méridiennes pour contrôler leurs axes optiques 

 par des niveaux sensibles; il sera approprié aux obser- 

 vations des étalons dans un liquide. 



Le second sera un comparâtes à réflexion, d'après 

 le système de Steinhei! , pour comparer les mètres à 

 bout. 



Un comparateur vuiverseL destiné à la comparaison 

 de tous les étalons et unités des difîérents systèmes et 

 de toutes les échelles de précision, aura deux micros- 

 copes mobiles le long d'un châssis très solide en fer, 

 et sera pourvu d'une règle de 2 mètres, divisée sur 

 toute sa longueur en centimètres et à l'extrémité en mil- 

 limètres, sur une longueur d'un décimètre. L'emploi 

 de cylindres auxiliaires permettra d'utiliser cet instru- 

 meiit aussi pour les comparaisons des étalons à bout. 



Un comparateur, semblable au premier, mais long 

 de 4 mètres, servira aux comparaisons des règles géo- 

 dé si qu es. 



Enfin un appareil spécial est destiné aux détermina- 

 tions de dilatation absolue des règles de 1 et de 2 mè- 

 tres de longueur. 



Quant aux balances on a décidé, entre autre, de faire 

 construire au moins deux balances destinées à la com- 

 paraison des kilogrammes dans l'air, dont une cepen- 

 dant doit être di^^posée de manière à pouvoir servir en 

 même temps de balance hydrostatique. Les tléaux de 

 ces l)alances ne doivent être ni en acier ni en fer ; oii 



