APPENDICE 



ANÉMOMÈTRE DE M. HIPP 



{Prése7it€ à la Société des sciences naturelles de Neuchâtel, dans sa séance 



du 15 avril 1875). 



L'anémomètre que j'ai l'honneur de vous présenter, offre., 

 comparé à d'autres instruments de même nature, certaines 

 particularités. C'est un anémomètre enregistreur électrique- 

 son but est d'enregistrer., à une distance quelconque.^ la vi- 

 tesse ou le mouvement de l'air. 



Les particularités dont nous venons de parler sont les sui- 

 vantes : Cet instrument permet d^évaluer à chaque minute la 

 vitesse du vent. Le moulinet sur lequel agit directement le 

 vent peut être placé à une distance et dans une situation 

 quelconque par rapport à l'appareil enregistreur; ce dernier 

 peut même enregistrer le mouvement de l'air au moyen de 

 plusieurs moulinets placés en différents endroits; ces avan- 

 tages sont dus au fait que le moulinet communique avec 

 l'appareil enregistreur au moyen de tils télégraphiques, les- 

 quels peuvent être plus ou moins longs suivant les circon- 

 stances. Entin, un interrupteur automatique fonctionnant sans 

 perte de courant et que nous décrirons tout à l'heure, assure 

 la marche régulière et exacte de l'appareil. 



Les différentes parties dont se compose l'anémomètre sont: 



1° Le moulinet, système Robinson; 



2^ L'appareil de contact; 



