Pour 104 chronomètres, ou 82 variation est restée 



au-dessous de 0", 3 par degré. 



Pour 20 chronomètres, ou 16 ^o, la variation a dépassé 

 0'. 3 par degré. 



J'ajoute (lue pour 45 de ces montres la compensation était 

 trop faible, tandis que 77 étaient surcompensées. 



Depuis cette année , j'ai relevé aussi jusqu'à quel point les 

 chronomètres ont repris, après Fépreuve à Tétuve, leur marche 

 précédente ; le l'ésultat est très satisfaisant , car la différence 

 entre la marche diurne, avant et après Fétuve, est en moyenne 

 de 0", 9 seulement. 



.1 -arrive maintenant à risochronisme, que nous pouvons mieux 

 étudiei* cà partir de cette année, où Ton a introduit Tol^servation 

 dans cinq positions différentes. 



En ce qui regarde d'abord la variation du plat au pendu , les 

 différents genres de spiraux donnent les résultats suivants : 



Variation du 

 plat au pendu. 



10 montres à spiral plat Breguet 2^36 



87 )) » y> courbe Phillips .... 2^62 



0 s» » » à double courbe Phillips . 1%()3 

 7 » » cylindrique, à » » . 3^07 



1 » à spiral sphérique ....... 3^99 



110 montres donnent la variation moyennne du plat 



au pendu de 2% 59 



Comme ce chiffre est plus fort que dans les années précé- 

 dentes, on voit ici également lui relâchement qui. espérons-le^ 

 ne sera (jue passager. 



Je donne, comme les années précédentes, le tableau compa- 

 ratif de la variation pour la température, et de celle du plat au 

 pendu : 



