— 2 — 



suite de l'effet de l'humidité sur les cordes qui se rac- 

 courcissaient au point de rompre, ou se rallongeaient de 

 façon à obstruer le mouvement. La dilatation des chaînes 

 par la température ne gêne point le jeu du mécanisme. 



Vous avez pu remarquer que les murs des salles et 

 de la coupole auraient besoin d'être peints à nouveau, si 

 ce n'est pour diminuer la poussière^ nuisible aux instru- 

 ments. — En outre il y aura heu de renouveler les nom- 

 breuses communications télégraphiques à l'intérieur du 

 bâtiment, parce que les fils en caoutchouc qui ont été 

 placés il y a 16 ans, ont fini par se décomposer et n'iso- 

 lent plus suffisament, ce qui cause une perte considérable 

 de courant et rend le jeu de nos nombreux appareils 

 électriques incertain et difficile. Il conviendrait de faire 

 à cet égard le nécessaire , lorsqu'on procédera à la réor- 

 ganisation du service du signal d'heure, dont il sera ques- 

 tion dans ce rapport. 



Vous aurez remarqué que le petit jardin de l'observa- 

 toire est en bon état d'entretien ; depuis cette année le 

 soin en a été remis au jardinier du pénitencier, ce qui 

 est avantageux pour les deux établissements. 



Les instruments sont en bon état de service, sans avoir 

 exigé des réparations notables. Nos deux pendules à 

 temps moyen, de Houriet et de l'Association ouvrière, ont 

 été nettoyées enfin le 24 et 25 Juillet par M. Ulysse 

 Nardin du Locle. Leur marche s'est améhorée depuis 

 lors, surtout celle de la pendule de l'Asssociation, sans 

 être revenu au même degré de perfection qu'elles avaient 

 au commencement. La pendule sidérale par contre a 

 très bien conservé sa marche, qui a varié dans le courant 

 de l'année entre 3^2 et 4^0, avec une variation diurne 

 moyenne de 0^08. Vers la fin de TannéO; les huiles s'étant 

 épaissies, j'ai dû augmenter un peu le poids moteur. J'ai 

 fait nettoyer également notre pendule électrique, qui en 



