variations se trouve diminuée de V5 environ, de 9%82 à 

 7s43. 



Je passe maintenant à un autre côté important du ré- 

 glage, celui de la compensation ; sous ce rapport aussi 

 notre chronométrie se maintient ; car cette fois, comme 

 les deux années précédentes, les 183 montres qui ont 

 été observées à Tétuve, ont donné comme variation 

 moyenne 0^]i5 pour i degré de température. On cons- 

 tate même une légère supériorité sur l'année dernière, 

 en entrant daps les détails, puisqu'on trouve : 



Pour 5 chronomètres = 37o la variation par degré était 

 nulle. 



Pour 81 chronomètres 4^4 7o 1^ variation par degré 

 était au-dessous de 0%1. 



Pour 131 chronomètres = 72 7o la variation par degré 

 était au-dessous de 0^2. 



Pour 158 chronomètres ~ 86^/0 la variation par degré 

 était au-dessous de 0^,3. 



Pour 25 chronomètres — 147o la variation par degré 

 a dépassé 0s3. 



Comme toujours, le plus grand nombre (104) des chro- 

 nomètres étaient surcompensés, tandis que pour 74 la 

 compensation était trop faible. J'ajoute que cette année 

 encore les montres sont revenues èn général très bien 

 après l'étuve à leur marche précédente , car la diffé- 

 rence moyenne entre la marche diurne avant et après 

 l'étuve, est de 0^,93. 



Pour embrasser d'un coup d'œil le développement de 

 notre industrie de précision, il sera utile d'indiquer pour 

 la série des années consécutives les trois quantités qui 

 caractérisent essentiellement la perfection du réglage, 

 comme je le fais dans le tableau suivant : 



