— 18 — 



M. le Président demande si des membres ont encore des 

 communications ou des propositions à faire. 



M. Hirsch fait connaître qu'il a reçu, il y a déjà quelque 

 temps, de la part du Bureau central une notice concer- 

 nant le pendule à réversion, ses défauts et des propositions 

 sur les moyens d'y remédier avec la demande de faire 

 connaître à ce sujet son opinion et celle de ses collègues. 



Cette notice expose d'abord les inconvénients qui ont 

 été reconnus dans l'emploi de l'appareil de Repsold, dont 

 on s'est servi en Allemagne. On commence par recon- 

 naître que les avantages d'un pendule de la longueur 

 d'un mètre par rapport à un appareil de la dimension du 

 nôtre, sont plus que compensés par la difficulté de son 

 transport et de son maniement. Ensuite on croit que le 

 trépied sur lequel le pendule est placé, entre également 

 en oscillation , et dérange ainsi le mouvement du pen- 

 dule, sans qu'on puisse dire si cette source d'erreur 

 pourrait être évitée ou du moins amoindrie par les di- 

 mensions de l'appareil. La mobilité des couteaux est 

 également préjudiciable à l'exactitude des déterminations 

 Enfin le thermomètre métallique dont on s'est servi en 

 Allemagne, a changé son point zéro par suite des se- 

 cousses du transport. Après avoir insisté sur la difficulté 

 et la déhcatesse des opérations par lesquelles on mesure 

 la distance des couteaux et on détermine le centre de 

 gravité, opérations mal aisées à faire dans des stations de 

 campagne, on conclut en proposant Tadoption d'un sys- 

 tème dans lequel on conserverait les avantages du pen- 

 dule à réversion, tout en évitant en même temps ses 

 inconvénients. Ce système consisterait à n'employer le 

 pendule à réversion que dans une station centrale, où il 

 servirait à la détermination absolue de la pesanteur, tandis 

 que dans les stations de campagne, qui devraient être 

 très nombreuses, on se servirait de Tancien pendule in- 

 variable de Bouguer, pour faire des déterminations rela- 



