était : Répéter aveci/n relaisks expériencesde M. Hipp 

 sur le temps d'attraction de l'armature et le temps de 

 relèvement de l'armature en variant la tension du res- 

 sort. 



II 



L'arrangement des appareils est indiqué dans la 

 figure 2. 



Pour mesurer le temps d'attraction de l'armature, il 

 faut faire , outre les communications dessinées en 

 entier, les communications représentées par les lignes 

 mixte-lignes et ôter les communications ponctuées. Le 

 contact c' est ouvert, le contact c est établi pour toute 

 la série des expériences qui vont suivre. 



Pour trouver le temps de relèvement de l'armature, 

 il faut remplacer les communications mixte-lignes par 

 les communications pointillées. 



Le manipulateur est un levier-clef ordinaire, mais 

 muni de deux contacts de repos. 



Le chronoscope qu'on a employé est le chronoscope 

 de Hipp, nouveau système. Dans notre disposition, les 

 aiguilles marchent lorsque le courant du chronoscope 

 est interrompu, et s'arrêtent lorsque le courant est 

 étabh. Le temps d'attraction et le temps de relèvement 

 de l'armature sont réglés de manière à ce qu'ils soient 

 autant que possible les mêmes. Le réglage se fait, 

 comme on sait, avec l'appareil que M. Hipp a construit 

 pour la chute libre des corps, en faisant tomber une 

 sphère de deux hauteurs différentes qui sont comme 1 

 à 4. Si la tension du ressort correspond à l'intensité du 

 courant, c'est-à-dire si alors le temps d'attraction est 



