égal au temps de relèvement, le temps trouvé pour la 

 hauteur 4 doit être le double de celui trouvé pour la 

 hauteur 1 . Cas échéant il faut changer la tension du 

 ressort pour y arriver. 



La pile de ligne, c'est-à-dire la pile qui doit faire 

 fonctionner le relais, est une pile de Daniell, composée 

 de 24 couples de petites dimensions. 



La pile du chronoscope est une pile de Meidinger, 

 de 6 couples qui produisent un courant suffisamment 

 intense et très constant. 



L'intensité du courant qui traverse les bobines de 

 rélectro-aimant, est mesurée par un galvanoscope tel 

 qu'on les emploie dans la télégraphie, et en outre par 

 un galvanomètre à miroir de Wiedemann. 



Pour varier la tension du ressort, j'ai choisi l'arran- 

 gement indiqué dans la figure 3. 



L'armature du relais est soumise à l'action de deux 

 ressorts qui agissent en sens contraire. C'est la diffé- 

 rence de tension entre les deux qui fait lever l'armature 

 de l'électro-aimant. 



Pour varier la force qui s'oppose à Tattraction de 

 l'armature ou qui la relève de Taimant, on a tendu le 

 ressort inférieur r' autant que le permet le levier auquel 

 il est attaché. 



Le ressort supérieur r est fixé au fléau d'une balance 

 ordinaire assez sensible, et peut alors être tendu par 

 des poids qu'on met sur le plateau de l'autre bras. En 

 variant le poids, on peut facilement arriver au point où 

 l'armature fait son mouvement sous l'influence d'une 

 force minime. 



Otant ensuite des poids de ce qu'on a mis sur le pla- 

 teau, on peut varier la force du ressort qui relève l'ar- 



