— 8 — 



été employées en nombre suffisant pour donner des moyennes 

 un peu dignes de foi, montrent encore à peu près le même 

 résultat, savoir : 



42 montres avec le spiral plat Philipps donnent pour moyenne 



des quatre variations 8%08 



22 montres avec spiral plat à double courbe Phillips . 8%24 

 9 » avec spiral cylindrique à courbe Phillips . 8%02 



Il faudra attendre évidemment une plus longue série d'an- 

 nées avant de pouvoir décider laquelle des formes de spiral 

 favorise le plus l'isochronisme ; et surtout il nous semble qu'un 

 des plus importants progrès à réaliser dans ce domaine serait 

 de trouver un moyen mécanique qui permette de donner aux 

 extrémités du spiral la forme théorique avec l'exactitude voulue. 



Un autre élément du réglage, la compensation du balancier, 

 est très satisfaisant, car les 167 chronomètres qui ont été 

 éprouvés à Fétuve donnent pour variation moyenne 0^13 par 

 degré de température. 



Pour 5 chron. = S^/o la variation par degré a été de 0. 

 » 80 » = 48o/o la variation par degré a été au-dessous de 0%1. 

 » 120 » =72o/o » » 0,2. 



» 150 » =900/0 ), ), 0,3. 



» 17 » = lOo/o » a dépassé 0%3. 



J'ajoute que, comme les années précédentes, la majorité des 

 montres est surcompensée ; cette fois, ce sont 104, tandis que 

 58 avaient la compensation trop faible. 



En général, les montres sont revenues assez bien après Té- 

 tuve, car en moyenne la marche après l'étuve diffère de 1^,07 

 de la marche montrée avant l'épreuve. 



Pour résumer les progrès du réglage pour les trois éléments 

 principaux, je les consignerai d'année en année dans le tableau 

 suivant : 



