— Il — 



un po' meno precisi ed è preferibile adoperare una lastra più 

 stretta e diminuire V angolo iniziale di spostamento del pendolo. 



Abbiamo voluto controllare i risultati del nostro apparecchio 

 facendo chiudere dal pendolo , per tempi diversi , un circuito 

 contenente una pila campione, un galvanometro balistico col telaio 

 avente un numero di giri non molto grande e una resistenza 

 sensibilmente priva di autoinduzione. La proporzionalità fra i 

 tempi di chiusura , calcolati con la formola sopra indicata, e le 

 deviazioni impulsive del gaWanometro fu perfetta e tale da dimo- 

 strare nella misura relativa dei valori di t un' approssimazione 

 ancora maggiore di quella preveduta. 



Constatammo pure che, facendo chiudere dal pendolo il cir- 

 cuito alternativamente alla prima e alla terza oscillazione , si 

 ottenevano sensibilmente gli stessi risultati ^ ciò che ci confer- 

 mava essere trascurabile 1' attrito della molla di acciaio. Mal- 

 grado ciò la resistenza elettrica del contatto della molla con una 

 delle lastre di rame, misurata direttamente , ci risultò inferiore 

 a 0^'"",003. 



Nel lungo uso che abbiamo fatto di questo interruttore esso 

 ci ha dato piena soddisfazione per la costanza e la regolarità dei 

 suoi risultati ; solamente occorre spianare di tanto in tanto le 

 superficie dei pezzi di contatto , per eliminare le leggiere irre- 

 golarità prodotte dall' uso. È perciò che ci permettiamo racco- 

 mandarne r impiego per quei laboratori che non dispongono di 

 molti mezzi. 



Elenco dei libri pervenuti In cambio e In dono, presentati all' Accademia 

 Gloenla nella seduta del dì 9 maggio 1897. 



ITALIA 



Acireale— Acc. Dafnica — Atti. Voi. IV. 



Bologna— Acc. delle scienze dell' Ist.— Meni. Ser. 5* Voi. IV 1-4. 



Rend. Ann. 1894-95, 1895-96, 1896-97 1-2. 

 id. — Soc. raed.-chir. - Boll. Ser. 7* Voi. VIII 3. 



