— ig- 



nei (juale si misura la dilatazione termica di una sbarra con- 

 frontandola con un'altra la cui temperatura si mantiene costante. 

 Le due sbarre si trovano in recipienti diversi e sono poste ad 

 angolo retto ; con un metodo molto ingegnoso e descritto minu- 

 tamente dagli autori, si constata della coincidenza delle estremità 

 delle sbarre, e si misura la loro dilatazione relativa col metodo 

 interferenziale raggiungendo cosi una grande precisione nella mi- 

 sura delle piccole variazioni di lunghezza e potendo operare su 

 sbarre molto lunghe ( circa 1 metro ) , contrariamente a quello 

 che avviene nell'apparecchio del Fizeau. Il metodo richiede molte 

 avvertenze nell'applicazione , ed apparecchi alquanto complicati 

 e costosi. 



Il metodo , finora , fu applicato solo alla determinazione , a 

 bassa temperatura, del coefficiente di dilatazione di una sbarra 

 di acciaio della lunghezza di 1023'^"' : la sbarra di confronto era 

 di bronzo della stessa lunghezza. 



Lo scopo di queste esperienze era solo di esperimentare il 

 metodo. 



Il coefficiente di dilatazione del cobalto ad alta temperatura 

 non è stato ancora determinato , almeno per quello che io so , 

 e come si rileva anche dall' ultima edizione delle Tabelle dei 

 professori Landolt e Bòrnstein : perciò mi venne suggerito dal 

 Prof. Grimaldi di farne la determinazione approffittando d' una 

 sbarra di cobalto puro del Trommsdorff che egli stesso avea fat- 

 to fondere negli Alti Forni dell' Acciaieria di Terni. 



Non potendo, per mancanza di mezzi , applicare il metodo 

 Morley e Rogers, costrussi un apparecchio semplice, come quello 

 di Sainte-Claire Deville e Troost, ma disposto in modo da permet- 

 termi di raggiungere una buona approssimazione. Invece di 

 puntare alle piccole sferette di platino (della cui dilatazione si 

 può tener conto solo approssimativamente) io ho fatto le puntate 

 su tratti segnati in vicinanza delle estremità della sbarra, illu- 

 minate da un fascio di luce, riflesso da specchi collocati in posi- 

 zione opportuna. 



Per ottenere maggiore precisione feci le letture anziché col 

 catetometro, col micrometro oculare, misurando direttamente lo 

 allungamento della sbarra, mentre una delle estremità di questa 



