— 443 — 



Chcąc z wszelką dokładnością oznaczyć ilość spadłej wody, musielibyśmy 

 także znać poprawkę, jaką należałoby dołączać z powodu tej okoliczności, że 

 przy przelewaniu wody z naczynia do szklanej miary pewna, chociaż bardzo 

 mała jej część zostaje przyczepiona do ścian naczynia. Poprawkę tę znaleźć 

 można takim sposobem, że wodę raz zmierzoną wlewa się napoWrót do naczy- 

 nia, a z tego znowu do miary szklanej; z porównania wypadków w obu razach 

 otrzymanych znajdzie się szukana poprawka, którą do mierzonej wody należa- 

 łoby dodawać; zwykle jednak jest ona nader mała. 



Sprawdzenie pluwijometru polega głównie na przekonaniu się o dokładno- 

 ści podziału umieszczonego na szklanym walcu; to zaś najłatwiej uskutecznić za- 

 pomocą porównania tegoż walca z innym już wypróbowanym. Do sprawdzenia 

 wielkości naczynia, do którego bezpośrednio woda spada, potrzeba mieć dokła- 

 dną miarę metryczną lub inną. 



Jeżeli mamy mierzyć wodę ze śniegu, musimy nasamprzód przenieść naczy- 

 nie z dachu do ogrzanego pokoju, postawić je mniej więcej w takiem położeniu, 

 jakie poprzednio zajmowało, a potem po stopieniu się śniegu odkręcić kranik, 

 wodę do szklanej miary wypuścić i zaraz ją zmierzyć. 



Podczas mierzenia wody, starać się potrzeba o to, ażeby szklana miara 

 stała na poziomej podstawie. 



Mierzenie wody najlepiej uskutecznić po każdym deszczu i śniegu, a jeżeli 

 się to parę razy na dobę powtarza, wtedy suma ogólna wody deszczowej lub śnie- 

 gowej, będzie ilością całodziennego opadu. 



Nie od rzeczy będzie także napomknąć, że po wypuszczeniu wody z naczy- 

 nia kranik należy odrazu zamknąć, po stopieniu się zaś śniegu wynieść toż na- 

 czynie na dawne jego miejsce. 



W uwagach, w których się czyni wzmiankę w dzienniczku obserwacyjnym 

 o zjawiskach powietrznych, dobrze jest zanotować czas, wciągu którego też zja- 

 wiska się odbywały. 



17. Godziny obserwacyjne. Porządek zapisywania. "Wybór godzin, W któ- 

 rych zapisują się spostrzeżenia meteorologiczne, niewszędzie jest jednakowy; 

 w każdym atoli razie nie jest on znowu tak dowolny, żeby mógł częstym ulegać 

 zmianom. Z tego powodu przy wyborze godzin najlepiej stosować się do innych 

 stacyj meteorologicznych i niebacząc na różnicę długości geograficznej pomię- 

 dzy pojedyńczemi stacyjami, notować o tych godzinach, które już gdzieindziej 

 przyjęte zostały. Gdy np. w Warszawie zapisują się spostrzeżenia o godzinie 

 7-ej rano według czasu warszawskiego, inna stacyj a uczyni to samo o godzinie 

 7-ej według swojego czasu. Dopiero gdyby chodziło o spostrzeżenia równocze- 

 sne, musiałaby jedna stacyj a stosować się przy zapisywaniu do czasu dru- 

 giej głównej stacyi i wprowadzić do rachuby różnicę geograficznej długości 

 w czasie wyrażoną. Stosownie do instrukcyi wydanej przez główne obserwato- 

 ryjum fizyczne w Petersburgu są u nas godzinami obserwacyjnemi: l-ma rano, 



szklanej miary przelana, obejmuje 141,4 ćtni. sześciennych; jakaż wysokość miała warstwa tej wody 

 na powierzchni ziemi? Otóż ta wysokość jest 141,4:70,7=2 milim. Tę • też liczbę zapisuje się 

 w dzienniczku obserwacyjnym jako ilość spadłej wody. 



29 



