— 34 — 



In seguito l'apparecchio venne impiegato a misurare piccole 

 variazioni di Innghezza di fili di ferro soggetti a trazione, come 

 sarà descritto in altra nota. 



In questo caso la compensazione non era piri esatta; malgra- 

 do ciò le variazioni lente di temperatura, quali sono quelle che 

 si verificano normalmente in una stanza esposta a tramontana, 

 non impedivano di ottenere risultati attendibili. 



Influenza notevole aveva invece il riscaldamento prodotto da 

 irradiazione sul filo , e veniva eliminata mediante diaframmi op- 

 portunamente disposti. 



In tali ricerche l'obbiettivo del cannocchiale di circa 40 cm. 

 di distanza focale era distante 2 m. dallo specchietto, la punta 2 

 millimetri 2,94 dalla retta 1, 3 ed una divisione del microme- 

 tro oculare corrispondeva ad una variazione di lunghezza di cir- 

 ca (1. 0,02. 



Avremmo potuto facilmente ottenere una sensibilità quadru- 

 pla riducendo la distanza tra le punte, e di gran lunga maggiore 

 migliorando la disposizione ottica ; ma nel nostro caso non era 

 necessario si>ingere la sensibilità al massimo, mentre d'altra par- 

 te le numerose cause di errore avrebbero reso illusori i risultati. 



Prof. G. P. Grimaldi e Dott. G. Accolla — INFLUENZA 

 DELLE ONDE ELETTRICHE E DEL MAGNETISMO SUL- 

 L' ISTERESI ELASTICA DEL FERRO. 



L' azione esercitata dalle onde elettriche sul!' isteresi magne- 

 tica del ferro ci ha indotto a studiarne 1' influenza sull' isteresi 

 elastica. 



Abbiamo impiegato, a tal uopo, per 1' elasticità di trazione, 

 l'apparecchio descritto sommariamente in altra nota, e poiché esso 

 era stato originariamente costruito per altro scopo, abbiamo do- 

 vuto modificarlo in modo da potere studiare un ciclo unilaterale 

 prodotto da carichi sufficientemente grandi. 



Sotto il piattello sospeso al pezzo P ( vedi nota prec.) è stato 



